XIV, 1. Referate. 107 



und können auch bei 60 G. F. bis zu 1 / 3 bis 1 j i werden. Die 

 Fehler der Lupenzählung können auch in diesem Falle grösser sein. 



3. Bei Reinculturplatten mit einer Besäung von 300 bis 600 

 Colonien sind 90 G. F. zu zählen , und muss man dann noch einen 

 Fehler von -f- 1 j 2 für möglich halten. In diesen Fällen wird eine 

 sorgfältige Lupenzählung dasselbe leisten. Ebenso bei noch geringer 

 besäten Reinculturplatten. 



4. Bei Reinculturplatten mit 150 und weniger Colonien ist die 

 mikroskopische Zählung im allgemeinen nicht indicirt. 



5. Alle diese Fehler lassen sich durch Vermehrung der ge- 

 zählten G. F. verringern. 



6. Es ist bei quantitativen Experimenten im Interesse der Ge- 

 nauigkeit anzurathen, die Verdünnungen nicht so weit zu treiben, 

 dass so niedrige Colonienzahlen vorkommen. 



7. Gemischplatten sind stets wegen der eventuell vorhandenen 

 „kleinen Colonien" mikroskopisch zu zählen. Nur müssen sie dazu 

 mit der entsprechend grösseren Menge Material beschickt werden. 



8. Ob die Lupenzählresultate der Wasserplatten geeignet sind, 

 einen Maassstab für den absoluten Keimgehalt des Wassers abzu- 

 geben, ist noch zu erweisen. 



9. Ist die Lupenzählung einer Platte nothwendig, so ist vorher 

 mikroskopisch zu prüfen, ob sich die Platte zur Lupenzählung eignet. 



10. Bei jeder Zählung ist anzugeben, ob sie mit der Lupe oder 

 mit dem Mikroskop und nach wieviel Stunden sie ausgeführt wurde. 

 Bei jeder mikroskopischen Zählung ist die Grösse der mikroskopischen 

 G. F. und besonders die Zahl der einzeln gezählten Gesichtsfelder 

 anzugeben. 



Zur mikroskopischen Plattenzählung ist erforderlich ein Mikro- 

 skop mit grossem Objecttisch, so dass die Mitte der Petrischale 

 mikroskopirt werden kann, dann ein schwaches, möglichst aplana- 

 tisches System, das mit schwachem Ocular 40- bis 70mal vergrössert 

 und kein zu kleines Gesichtsfeld hat (z. B. Zeiss Objectiv AA ; Ocu- 

 lar 2; Tubuslänge 160 mm; G. F. - Durchmesser = 2'3 m; G. F.- 

 Fläche = 4*1548 qmm oder Winkel Objectiv 2; Ocular 1; G. F.- 

 Durchmesser = 2-8 mm; G. F.-Fläche = 6'1575 qmm oder Leitz 

 Objectiv 3; Ocular 1; G. F.-Fläche = 4'1516 qmm, während die 

 Gesichtsfeldflächen bei einem ZEiss'schen Apochromat mit Ocular 4, 

 Seibert Ocular 1, Objectiv 2 und bei einem WÄCHTER'schen System 

 kleiner waren). Ferner ist nothwendig, ein stärkeres Ocular mit 

 einlegbarem Zäbluetz, welches mit Hülfe eines Objectivmikrometers 



