XIV, 2. Ziegler: Durchströmungs-Compressorium. 147 



eines gewöhnlichen Objectträgers eingelegt, welche also die genannte 

 Oelfnung überdeckt. Auf diese Glasplatte wird der Kautschukring 

 eingesetzt, und dieser muss zwischen den genannten Längsleisten 

 eine längliche Form annehmen. Es ist ein dicker und ein dünner 

 Kautschukring vorhanden ; der erstere dient für grosse Objecte, der 

 andere für kleine ; sind die Objecte sehr klein, so legt man innerhall) 

 des dünnen Rings eine dem Apparat beigegebene ovale Glasplatte 

 ein, welche die Dicke eines gewöhnlichen Objectträgers hat. 1 

 Als Deckplatte dient eine rechteckige Messingplatte, deren Stellung 

 durch drei Schrauben regulirt wird ; in dieser Platte befindet sich 

 eine Oeffnung von 32 mm Länge und 14 mm Breite, unter welcher 

 das Deckglas angebracht ist. Ferner trägt die Deckplatte zwei 

 Röhrchen zur Zuleitung und Ableitung des Wassers. 



Einrichtung der Durchströmung. Das Wasser wird 

 aus einem grossen Gefäss zugeleitet , welches etwas höher als der 

 Mikroskoptisch aufgestellt ist. Mittels eines U-förmig gebogenen 

 Glasrohres bildet man einen Heber und setzt einen dünnen Kautschuk- 

 schlauch mit einem Klemmhahn an. Früher verwandte ich hier 

 einen Glashahn, es hat sich aber gezeigt, dass man mit dem Klemm- 

 hahn den Zufluss bequemer und genauer reguliren kann. Man saugt 

 den Heber an und schliesst den Klemmhahn, so dass man, wenn 

 der Schlauch an den Apparat angesetzt wird, nur noch den Klemm- 

 hahn zu öffnen braucht um den Wasserstrom zu erhalten. - Dieses 

 Oeffnen des Hahns muss natürlich vorsichtig geschehen, da ein allzu 

 starker Wasserstrom wie ein Sturmwind Alles aus dem Gesichtsfeld 

 hinwegfegt. Wer sehr vorsichtig sein will, bringt zwei Klemmhähne 



1 ) Wenn man in den dicken Kautschukring eine Platte eingesetzt 

 hätte, welche ein wenig niedriger als der Ring war, so hätte man auf der- 

 selben ebenfalls kleine Objecte beobachten können und hätte also des 

 dünnen Kautschukringes und der niedrigen Platte nicht bedurft. Den nie- 

 drigen Ring und die Platte von der Dicke eines gewöhnlichen Object- 

 trägers habe ich deshalb verwandt, damit das Object nicht zu hoch über 

 dem Objecttisch gelagert ist. Ich bin nämlich darauf aufmerksam gemacht 

 worden, dass der AßBE'sche Beleuchtungsapparat darauf eingerichtet sei, 

 dass sich das Object auf einem gewöhnlichen Objectträger , also nur in 

 einer Höhe von 1 mm über dem Objecttisch befinde. Ich habe diesem 

 Einwand durch die Wahl des niedrigen Rings und der dünnen Objectplatte 

 möglichst Rechnung getragen, obgleich ich bei dem Compressorium erster 

 Form, bei welchem sich die Oberfläche der Spiegelglasplatte, die das 

 Object aufnimmt, 5 mm hoch über der Fläche des Objecttisches befindet, 

 praktisch beim Arbeiten mit dem AßBE'schen Beleuchtungsapparat keinen 

 Nachtheil davon bemerkt habe. 



10* 



