XIV, 2. Ziegler: Durchströmungs-Compressoriüm. 149 



selbe sonst des Wasserwechsels d. h. der Durchströmung bedarf 

 (z. B. Eier von Rhabditis nigrovenosa). 



In das Abflussrobr des Wassers ist nahe an dem Apparat ein 

 Glasröhrchen eingeschaltet, welches in der Mitte kugelförmig auf- 

 getrieben ist und ein zweites angeschmolzenes Röhrchen trägt ; durch 

 dieses zweite Röhrchen kann Luft in die Glaskugel eintreten; der 

 Apparat hat den Zweck, dass das Wasser unabhängig von dem 

 Compressorium abfliesst und keine saugende Wirkung in demselben 

 ausüben kann; denn das Saugen des abfressenden Wassers würde 

 eine zuckende Bewegung des Deckglases zur Folge haben. 



Zuschrauben und Aufschrauben. Man bringt das 

 Object mit ganz wenig Wasser auf die Glasplatte , setzt die Deck- 

 platte auf und schraubt mittels der drei Schrauben die Deckplatte 

 herunter, bis das Deckglas den Wassertropfen berührt ; dann schraubt 

 man langsam weiter und controlirt unter dem Mikroskop, ob das 

 Object anfängt gedrückt zu werden. — Es ist bei dem Herab- 

 schrauben der Deckplatte zu beachten, dass dieselbe stets der unteren 

 Platte parallel bleiben soll; es sind also die drei Schrauben gleich- 

 massig anzuziehen, damit die Deckplatte nicht in eine schiefe Stellung 

 kommt. Bei dem Compressorium zweiter Form erfordert dies be- 

 sondere Sorgfalt, denn wenn die Deckplatte ungleichmässig heralt- 

 geschraubt wird, steht sie auf der einen Seite auf dem Rand des 

 Objectträgers auf und kann in Folge dessen auf der übrigen Platte 

 nicht mehr weiter heruntergehen. Wenn man sehr kleine Objecte 

 bat (z. B. Echinodermeneier oder kleine Nematoden) , so gelingt es 

 deshalb schwer, sie in dem Compressorium zweiter Form zu com- 

 primiren, und empfehle ich also für diesen Zweck das Compressorium 

 erster Form. — Uebrigens kann sich in beiden Apparaten beim 

 Comprimiren kleiner Objecte noch ein anderer Umstand störend 

 bemerkbar machen , nämlich die Unebenheit des Deckglases ; wenn 

 das Deckglas ein wenig nach oben gewölbt ist, so steht es an seinem 

 Rande schon auf, während die Mitte höher ist, sodass man also 

 dann in der Mitte keinen weiteren Druck ausüben kann. Dieser 

 Uebelstand macht sich bei dem Compressorium zweiter Form öfters 

 bemerklich, da grosse Deckgläser selten ganz eben sind. — Selbst wenn 

 das Deckglas eben ist, kann es bei dem Compressorium erster Form 

 vorkommen, dass man trotz völligen Zuschraubens keine genügende 

 ('(Impression des Objects erreicht; dann lege man ein Deckglas auf 

 die runde ' Spiegelglasplatte und bringe das Object auf dieses 

 Deckglas. 



