154 Kant oro wie z: Vorwärm, beim Durchströmungs-Compressorium. XIV, 2. 



Die Vorwärmung bei dem Durchströmungs- 

 Compressorium. 



Von 



Thierarzt Richard Kantorowicz, 



Assistent an der Veterinärklinik der Universität Leipzig. 



Hierzu zwei Holzschnitte. 



Bei einer embryologischen Untersuchung-, welche im Zoologischen 

 Institute zu Leipzig unter Leitung des Herrn Geheimrath Prof. Dr. 

 Leuckart angestellt wurde, kam das ZiEGLER'sche Durchströmungs- 

 Compressorium in Anwendung, und es war nothwendig, das den Apparat 

 durchströmende Wasser zu erwärmen und auf bestimmter Temperatur 

 zu erhalten. Die Erwärmung konnte nicht vermittels eines heizbaren 

 Objecttisches bewirkt werden, da es natürlich kein Mittel gab, die 

 Temperatur innerhalb des Compressoriums zu bestimmen — ganz 

 abgesehen von der Höhe des Anschaffungspreises und der Umständ- 

 lichkeit dieser Arbeitsweise. Man hätte nun daran denken können, 

 das ganze Gefäss, in dem die zum Durchströmen verwandte Flüssig- 

 keit (in diesem Falle physiologische Kochsalzlösung) sich befand, auf 

 die gewünschte Temperatur zu erhitzen. Allein dabei würde das 

 Wasser während der langen Erwärmung zu viel Luft verloren haben. 

 Ich suchte diesen Uebelstand zu vermeiden, und es wurde nach 

 meinen Angaben folgender Apparat construirt, in welchem nur eine 

 kleine Menge der Flüssigkeit erwärmt wird und folglich die Flüssig- 

 keit nur kurze Zeit der Erwärmung ausgesetzt ist. 



Ich Hess in einen circa ein Viertelliter Inhalt fassenden Glas- 

 cylinder den zu dem Compressorium gehörigen Glashahn (Figur 1 h) 

 einschmelzen, nachdem letzterer an seiner freien Oeffnung noch feiner 

 ausgezogen worden war. Den weiten Hals des Glascylinders ver- 

 schloss ich durch einen dreimal durchlochten Korkpfropfen. In 

 demselben steckte das Zuflussrohr , ferner ein Thermometer und ein 

 Thermoregulator. In ein etwas erhöht aufgestelltes grosses Gefäss, 

 welches die Flüssigkeit enthielt, wurde ein Glasrohr eingehangen und 

 dieses durch einen Schlauch mit dem Zuflussrohr des Cylinders verbun- 

 den, so dass also die Flüssigkeit durch Heberwirkung von dem grossen 



