156 Kantor owicz: Vor wärm, beim Durchströmungs-Compressorium. XIV, 2. 



bis zum Boden des Cylinders einstecken und an dieses den Schlauch 

 ansetzen ; es wird also dann die Flüssigkeit durch Heberwirkung- 

 aus dem Cylinder abgeleitet; der Abfluss kann durch einen Klemm- 

 hahn regulirt werden. — Ferner wäre es möglich, den Klemmhahn 

 des Zuflussrohres wegzulassen; man könnte nämlich statt des Korks 

 einen Kautschukstopfen verwenden, welcher luftdicht schliesst ; dann 

 würde immer nur soviel Wasser aus dem erhöht gestellten grossen 

 Gefäss in den Wärnicylinder nachfliessen können, als man aus letz- 

 terem abfliessen lässt. 



Schliesslich möchte ich hier noch mittheilen, dass Herr Prof. 

 H. E. Ziegler, nachdem ich ihm von meinem Apparat Mittheilung 



gemacht hatte, den Versuch anstellte, ob man 

 die Vorwärmung der Flüssigkeit mittels eines 

 Schlangenrohres bewirken könne. Er ver- 

 wandte ein 14 cm hohes und 16 cm weites 

 emaillirtes Blechgefäss , in dessen Blechdeckel 

 vier kurze Röhren eingesetzt wurden ; in zwei 

 dieser Röhren wurden mittels durchbohrter 

 Korke das Thermometer und der Thermo- 

 regulator eingeführt. Durch die beiden an- 

 deren Röhren wurde ein gläsernes Schlangen- 

 rohr, eine Spirale von nahezu drei Meter Länge 

 eingesetzt, welche aus gewöhnlichen Glasröhren 

 (5 mm Dicke und etwa 3 mm Lichtweite) her- 

 gestellt war. Das emaillirte Gefäss wird mit 

 2. Wasser gefüllt und dieses auf die gewünschte 



Temperatur erwärmt. Das zur Durchströmung 

 dienende Wasser läuft durch das Schlangenrohr und nimmt dabei an- 

 nähernd die Temperatur des in dem Gefässe enthaltenen Wassers an. 

 Da das Wasser während der Erwärmung in dem Schlangenrohr voll- 

 ständig abgeschlossen ist, so muss der Verlust an Sauerstoff so ge- 

 ring sein als überhaupt möglich. — Der Versuch ergab, dass die 

 Temperatur der Flüssigkeit beim Durchströmen des Schlangenrohrs 

 nicht ganz diejenige des in dem Gefässe enthaltenen Wassers er- 

 reicht, sondern je nach der Geschwindigkeit des Durchtliessens 1 bis 

 5 Grad niedriger bleibt. Deshalb wurde ein kleines Thermometer 

 über dem Abfluss des Schlangenrohrs angebracht, wie Figur 2 zeigt 

 (a oberes Ende des Schlangenrohrs , b Röhrchen im Deckel des 

 emaillirten Gefässes, c durchbohrter Korkstopfen in demselben, 

 e Kautschukstopfen , welcher den erweiterten Theil des Glasrohrs 



