XIV, 2. Apäthy: Ein neuer Messerhalter. 15 7 



luftdicht abschliesst, f Thermometer, g Abflussrohr). — Da in dem 

 langen Schlangenrohr das durchfliessende Wasser eine grosse Reibung 

 zu überwinden hat , so muss man , wenn man einen starken Strom 

 haben will, das Gefäss, aus welchem die Flüssigkeit zu dem Schlangen- 

 rohr zugeleitet wird, beträchtlich höher stellen als das Gefäss, wel- 

 ches das Schlangenrohr enthält. 



Der zuerst beschriebene Apparat , welcher von mir construirt 

 wurde, hat im Vergleich zu dem letztgenannten Apparat den Vor- 

 zug grösserer Einfachheit, und da er seinen Zweck vollständig er- 

 füllt, wurde er im ganzen Verlaufe der Untersuchung benutzt. 



[Eingegangen am 23. August 1897.] 



Ein neuer Messerhalter 

 und die Aenderung der Neigung des Messers 



durch Keile. 



Von 

 Prof. Stefan Apäthy 



in Kolozgvär. 



Hierzu neun Holzschnitte. 



Die Anforderungen, welche wir an einen allgemein brauchbaren, 

 vollkommenen Messerhalter für Schlittenmikrotome stellen müssen, 

 sind nach meiner Ansicht die folgenden: 1) Der Messerhalter muss 

 das Messer sehr fest halten, und er darf selbst einer verhält- 

 nissmässig grossen Kraft in keiner Richtung nachgeben. 2) Die 

 Schneide sei auf die Richtung, in welcher wir den Messerschlit- 

 ten ziehen , unter jedem beliebigen Winkel einstellbar. 3) Die 

 Schneide laufe jedoch, falls nicht anders beabsichtigt ist, pa- 

 rallel mit der Ebene, in welcher sich der Messerschlitten bewegt. 

 4) Der Winkel, unter dem sich die untere Fläche des Messers 

 gegen die Schnittfläche neigt, sei (bei unveränderter Parallelität der 

 Schneide mit der Messerschlitten-Ebene) von bis 20° beliebig zu 



