210 Referate. XIV, 2. 



i 



Keferate. 



1. Präparationsmethoden im allgemeinen. 



Meliiikow-Raswedenkow, N. , Ueber die Einstellung des 



d'Aksox yal ' sehen Thermostaten (Centralbl. f. Ba- 

 cteriol. , Parasitenk. u. Infectionskrankh. Bd. XIX, 1896, 

 No, 18, 19, p. 709—712). 

 Melnikow-Raswedenkow hält — worin ihm viele Bacteriologen 

 gewiss nicht beistimmen werden — den D'AnsoNVAL'schen Thermo- 

 staten noch immer für den besten , um eine mögliehst beständige 

 Temperatur zu erhalten. Zur genauen Einstellung, welche schwierig 

 ist , giebt er detaillirte Vorschriften. Das zur Füllung benutzte 

 Wasser soll luftfrei (destillirt oder gekocht) sein. Um den stören- 

 den Einfluss der sogenannten elastischen Nachwirkung des Kupfers, 

 welche in den ersten Tagen ein constantes Steigen der Temperatur 

 bedingt , zu vermeiden , solle man den Apparat zuerst mit Wasser 

 füllen, das die verlangte Temperatur ungefähr um 10° übertrifft. 

 Die grobe Einstellung der Temperatur wird durch die Regulirschraube 

 bewirkt. Zur feinen Einstellung müsse man sich jedoch der Schwere 

 der Wassersäule in „der Steigröhre bedienen. Diese Glasröhre dürfe 

 nicht über 75 cm lang sein und müsse 2 / bis 3 / 4 cm im Durch- 

 messer besitzen. Er räth vom Gebrauch einer Capillarröhre ab, da 

 diese zu zerbrechlich sei, vergisst aber dabei, dass es Capillarröhren 

 aus ganz dickem Glase giebt. Um eine genaue Einstellung des 

 Wasserstandes in seinem Steigrohre zu erreichen, ist dasselbe graduirt. 

 Mittels eines eingehängten kleinen Hebers, welcher am unteren Ende 

 mit Gummischlauch und Quetschhahn verschlossen ist, kann Wasser 



