XIV, 2. Referate. 239 



weglich, der in seinem durchbohrten Kolben eine Art Kugelventil 

 trägt (es ist keine Kugel, sondern ein langeiförmiger Glaskörper 

 als Schwimmer) , welches durch die in der Bürette emporsteigende 

 Flüssigkeit emporgedrängt, die Communication nach oben verlegt 

 und beim Ablassen der Flüssigkeit aus der Bürette nach ent- 

 sprechender Drehung des Bürettenhahnes sinkt. Für die richtige 

 Function kommt alles auf tadellosen Schliff des Schwimmerventils 

 und auf seine Reinhaltung an. Um letztere zu ermöglichen, ist 

 die Kapsel des Ventils aus Metall und zum Auseinanderschrauben 

 eingerichtet. Die Theilung ist nicht auf der Bürette selbst, son- 

 dern auf dem Stempel angebracht. Die Einstellung geschieht in 

 der Weise, dass der gewünschte Theilstrich der Scala mit dem 

 Niveau der Metallhülse, welche oben die Bürette schliesst, zusammen- 

 fällt. Die auf freien Abfluss geaichte Bürette soll selbst bei längerem 

 Gebrauch auf 1 / 10 bis 1 /. 20 cc genau arbeiten. 1 Wollte man auf den 

 Vortheil verzichten, beliebige Mengen mit demselben Apparat ab- 

 zumessen, so müsste das Bürettenrohr selbst verjüngt endigen analog 

 wie oben die Schwimmerkammer , und hier wäre der Schwimmer 

 exact einzuschleifen. — Die Sterilisation wird im strömenden Dampf 

 vorgenommen , wobei der Dreiweghahn , um Platzen zu verhüten, 

 herausgezogen werden rnuss. CxaplewslJ {Königsberg i. Fr.). 



Kretz, R., Eine handliche und leicht sterilisirbare Ab- 

 füllvorrichtung für Cultur flüssigkei ten (Cen- 

 tralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk. Abth. I, Bd. XIX, 1896, 

 No. 2, 3, p. 73). 

 Kretz hat, da der LoDE'sche Abfüllapparat, wie er angiebt, ein 

 öfteres Sterilisiren schlecht verträgt, dabei undicht wird und an der 

 Bohrung des Dreiweghahnes leicht Sprünge bekommt, einen auf dein 

 Princip des intermittirenden Hebers beruhenden eigenen Apparat an- 

 gegeben. Dieser besteht im wesentlichen aus einer senkrecht, die 

 Mündung nach unten gestellten Eprouvette, deren Kuppe abgeschnitten 

 ist. Die Mündung ist mit einem Gummipfropfen geschlossen, durch 

 dessen eine Oeffnung ein an der Spitze zugeschmolzenes Zuflussrohr 

 (um Schäumen zu vermeiden) knapp hindurchgeht, das seitlich unter- 

 halb der Kuppe eine feine Oeffnung trägt. Durch die andere Oeff- 

 nung geht ein nicht zu enges Heberrohr, dessen nach aussen gerich- 



r ) Diese automatische Abfüllbürette ist zu beziehen von Herrn (Has- 

 bläser Pfeuffer, Wien IX, Schlagergasse 2, für 10 M. = 6 tl. 



