~2\)-2 Czapski-Gebhardt: Das stereoskopische Mikroskop. XIV, 3. 



Plan selbst während der Ausarbeitung mannigfache Modiftcationen. 

 Schliesslich trat seine Fertigstellung in eine Periode , in der die 

 ZEiss'sche Werkstätte besonders stark durch andere Arbeiten in 

 Anspruch genommen war, so dass nur gelegentlich ein nach diesem 

 Plan construirtes Mikroskop ausgeführt werden konnte, und es erst 

 im Laute dieses Jahres möglich war, die Vorbereitungen für eine 

 regelmässige Production zu treffen. Inzwischen ist eine besonderen 

 Zwecken dienende mechanische Ausführungsform dieses Mikroskops 

 auf Anregung zweier hiesiger Forscher, welche davon Kenntniss 

 genommen hatten, von der Werksätte construirt und von jenen 

 Herren auch bereits beschrieben worden. 1 



Die Erwägungen, von denen Gkeenough bei seinem Construc- 

 tionsplan geleitet wurde, schienen einem gemäss denselben gebauten 

 .Mikroskop einen berechtigten Platz zu verschaffen zwischen den, wie 

 oben bemerkt, hier zu Lande so wenig benutzten binocularen eng- 

 lischen und americanischen Stativen einerseits und den continentalen 

 anderseits. 



Greenougm will das stereoskopische Mikroskop zunächst nur 

 auf dem Arbeitsgebiet anwenden, das ihm seiner Natur nach zu- 

 gänglich ist, d. h. wo noch merklich plastisches Sehen erreichbar, 

 also für schwache Vergrösserungen (bis allerhöchstens 100 fach;. 

 Sein Mikroskop will also nicht Ersatz bieten für das monoculare, 

 will diesem nicht Concurrenz machen, sondern will sich neben 

 dasselbe stellen für diejenigen Aufgaben, denen es vollkommener 

 als jenes zu dienen vermag. 



Schwache Vergrösserungen werden nun hauptsächlich da ange- 

 wandt, wo ein Manipuliren an den Objecten (Präpariren u. 

 dergl.) bezweckt oder doch erwünscht ist. Dieses erfordert aber 

 neben einer passenden mechanischen Einrichtung des Mikroskops 

 u. s. w. gebieterisch aufrechte Bilder statt der umgekehrten 

 des gewöhnlichen Mikroskops. Dass das Mikroskop solche liefere, 

 war also die zweite von Greenough gestellte Bedinguug. 



Eine dritte Bedingung bezog sich auf die Qualität der von 

 von dem Mikroskop gelieferten Bilder und hatte eine wesentliche 

 Constructionseigcnthümlichkeit des GitEENOUGH'schen Mikroskops zur 

 Folge. Während nämlich bei allen bisherigen binocularen be- 

 ziehungsweise stereoskopischen Mikroskopen das von nur einem Ob- 



*) Drüner, L., und Braus, H., Das binoculare Präparir- und Hori- 

 zontalmikroskop (Diese Zeitschr. Bd. XIV, 1897, p. 5—10). 



