300 Czapski-Gebhardt: Das stereoskopische Mikroskop. XIV,."!. 



lieh zu verkürzen gestatten, indem ein Theil des Strahlenwegs seit- 

 lich, senkrecht zur Visirrichtung verläuft. Während bei geraden 

 Rohren die Länge dieser, von ihrem Achsenschnittpnnkt an gerech- 

 net z. 1>. 246 nun sein muss. um bei 14° gegenseitiger Neigung 

 einen Endabstand der Achsen = 60 mm zu ergeben und 287 mm 

 für 7<> mm. ist hier die Höbe der Ocularenden über demselben 

 Punkte constant nur etwa 22.") mm. 1 



Der schwierigste Punkt bei der Construction des Mikroskops 

 war die Erfüllung der Bedingung der Orthomorphie , der Gree- 



NOUGHSchen Gleichung V = ■— . Stellt man die Objective wie 



bei den hier in Frage stellenden Vergrösserungen sonst üblich 

 nach dem Typus der einfachen Linse her (nur chromatisch und 

 sphärisch corrigirt durch Zusammensetzung aus zwei oder drei Lin- 

 sen verschiedener Zerstreuung und Brechung), so bilden diese Ob- 

 jective, wenn ohne weiteres benutzt, selbst die Eintrittspupillen des 

 Mikroskops. Alter wie eine leichte Ueberlegung ergiebt, kommen sie 

 in viel grösseren Abstand vom Objeet und damit von einander, als 

 sie der Greenough' sehen Gleichung gemäss haben müssten. Ist doch 

 dieser Abstand d schon bei 20 facher Vergrößerung und einem 

 Augenabstand D = 60 nur d = :'» mm. In einen so geringen 

 Abstand kann man auch gar nicht hoffen, etwa die Vorderlinsen 

 eines zusammengesetzten Objectivs zu bringen, weil neben der Fassung 

 dann offenbar kaum noch irgend welcher Platz für die Linsen seihst 

 bliebe, diese jedenfalls ausserordentlich klein werden müssten. 



*) Mit der Verwendung der PoRRO'schen Prismen zur Bildaufrichtung 

 ist Herr Greenough , wie ausdrücklich hervorgehoben werden soll, nicht 

 ganz einverstanden gewesen. Er wünschte die Bildaufrichtung im Mikro- 

 skop auf dioptrischem Wege mittels Linsen bewirkt oder doch jedenfalls 

 so, dass keine seitliche Versetzung der Rohrachsen stattfinde. Das Bild 

 sollte genau an der Stelle erscheinen, wo das Objeet sich befindet und 

 wo die Sehachsen sich virtuell schneiden. Herr Greenough befürchtete, 

 dass andernfalls die Feinheit des Zusammenwirkens von Hand und Auge 

 beim Präpariren etc. Einbusse erfahren würde. 



Nach den bisher vorliegenden Erfahrungen ist die hier eingeführte 

 seitliche Versetzung von ca. 20 mm (von vorn nach hinten) nicht gross 

 genug, um beim Manipuliren überhaupt praktisch zum Bewusstsein zu 

 kommen. Unser Localisationssinn für die Hände ist offenbar bei weitem 

 nicht fein genug hierzu. Die Firma glaubte daher diese Bedenken des 

 Herrn Greenough nicht berücksichtigen und wegen der oben angeführten 

 grossen Vorthcile der Anwendung PORRO'scher Prismen an diesen fest- 

 halten zu sollen. 



