XIV,.'!. Czapski-Gebhardt: Das stereoskopische Mikroskop. ;;ui 



Es wurde daher der Ausweg gewählt, dass die Objective in 

 i\w üblichen einfachen Construction ausgeführt wurden, aber zur 

 Herbeiführuiii:- der Orthomorphie ihnen Dach unten conische Blend 

 röhre angefügt wurden, deren untere enge Oeffnungen den richtigen 

 der GrKEENOUGH'schen Gleichung entsprechenden Abstand von ein- 

 ander und vom Object haben. Diese Oeffnungen di'v Blendrohre 

 bilden dann die Kreuzungspunkte der eintretenden Lichtbüschel. Die 

 Objective selbst werden mit einem ähnlichen Strahlengang in Wir- 

 kung gesetzt wie die einfache photographische Landschaftslinse mit 

 davor stehender Blende. Das Gesichtsfeld hängt dann mit von der 

 Grösse der Objective ab, deren Durchmesser daher möglichst gross 

 gemacht werden muss. Daneben haben die Blenden natürlich auch 

 eine Verminderung der Helligkeit zur Folge. Diesem Verlust auf 

 der einen Seite steht aber als Gewinn auf der anderen die Er- 

 höhung der Sehtiefe gegenüber, welche mit der Abbiendung eo ipso 

 herbeigeführt wird. Denn nach allgemein bekannten Gesetzen 1 hängt 

 die Tiefe der Schicht, welche durch das Mikroskop gesehen noch 

 erträglich scharf erscheint, neben anderen Momenten vornehmlich 

 von dem Oeffnungswinkel der in das Objectiv eintretenden Strah- 

 lenbüschel ab. Anderseits vermindert die Verringerung des wirk- 

 samen Oeftnungswinkels, der Apertur, auch zugleich das Definitions- 

 und Auflösungsvermögen des Mikroskops. Doch giebt es für die 

 hier in Frage stehenden Anwendungsgebiete Fälle genug, wo eine 

 Steigerung der Tiefenunterscheidnng auch auf Kosten der Definition 

 und der Helligkeit erwünscht ist, zumal letztere durch künstliche 

 Beleuchtung unschwer wieder auf einen normalen Betrag gebracht 

 werden kann, und Herrn Greenough schwebten gerade solche Fälle 

 bei seiner Construction vor. 



Da die Blendrohre relativ nahe (bis auf ca. 1.'! mm) an daß 

 Object heranreichen und darum für manche Zwecke stören könnten 

 (der freie Objectabstand ist sonst bei 20facher Vergrösserung ca. 

 46 mm), so sind sie zum Absehrauben eingerichtet. Zur Er- 

 zielung der Orthomorphie sind dieselben aber ganz 

 uner las s lieh, wie ein Vergleich des Sehens mit diesen Blenden 

 und ohne sie lehrt. Statt die Eintrittspupillen, hier die vorderen 

 Knotenpunkte, zu diaphragmiren, kann man in den Austritts- 

 pupillen, den oberen Knotenpunkten des Mikroskops geeignete 



x ) Vgl. Abbe, E., a. a. 0. p. 216 ff. und nach ihm Hippel, L., a. a. (). 

 p. 202ff., ferner auch Czapski, S., a. a. 0. p. I69ff. 



