XIV, 3. Czapski-G-ebhardt: Das stereoskopische Mikroskop. 303 



unter den gegebenen Verhältnissen entsprechenden Ocularentfernung, 

 wie oben bemerkt, eine Hauptbedingung für zwangloses und voll- 

 kommenes stereoskopisches Sehen. Diese Anpassung an den Augen- 

 abstand aber wird gemäss dein früher Gesagten einfach durch frei- 

 händiges Drehen der beiden Prismenbüchsen auf einander zu oder 

 von einander weg erreicht. Der Doppeltubus selbst ist ebenso wie 

 die die Prismen enthaltenden Büchsen des geringeren Gewichts wegen 

 aus Aluminium gegossen. In die Ocularhülsen lassen sich Oculare 

 verschiedener Stärke einsetzen, erfordern aber wegen der dann ver- 

 änderten Vergrösserung genau genommen andere Objectivtrichter, 

 wenn man die Orthomorphie der Bilder streng aufrecht erhalten will. 



Die übrige Einrichtung des Mikroskops bedarf nach dem oben 

 Ausgeführten kaum einer weiteren Erläuterung. Der eigentliche 

 Mikroskopkörper (Tubus mit Objectiven und Ocularen) wird einer- 

 seits zu einem Mikroskopstativ gewöhnlicher Art geliefert, anderseits 

 mit einem etwas complicirteren Gestell, das auf Anregung der Herren 

 Drüner und Braus zu dem Zwecke construirt worden ist, die 

 Untersuchung beziehungsweise Durchsuchung grösserer Objecte zu 

 ermöglichen und in jeder beliebigen Orientirung des Tubus mehrere 

 zu einander senkrechte Bewegungen desselben zu gewähren. x In der 

 Verbindung mit diesem Gestell wird das Mikroskop gewiss nicht 

 nur für biologische, sondern auch für viele krystallographische und 

 mineralogische sowie technische Arbeiten vorteilhafte Verwendung 

 linden. In der anderen einfacheren Form ist der Tubus nur in der 

 optischen Achse mittels Zahn und Trieb einstellbar. Der Tisch des 

 Stativs ist nach dem Vorbild des zu dem Präparirmikroskop 

 nach Paul Mayer gehörigen ausgebildet , nur mit denjenigen Ab- 

 änderungen , die der Mangel jeder Beweglichkeit des optischen 

 Systems senkrecht zur Achse angezeigt erscheinen Hess (Figur :>). 



Eine andere für den Gebrauch der Augenärzte bestimmte Aus- 

 führungsform des binocularen Mikroskops als Hornhautmikroskop wird 

 demnächst an anderer Stelle beschrieben werden. 



*) Vgl. Drüner, L. , und Braus , H. , diese Zeitschr. Bd. XIV, 1897, 

 p. 5—10. 



