;;04 Czapski-Gebhardt: Das stereoskopische Mikroskop. XIV, 3. 



II. Nebenapparate zum Greenough'sclieu Mikroskop. 



Ton W. Gebhardt. 



A. Prismenrotator. 



Ini die mit seinem binocularen Mikroskop verfolgten Zwecke 

 vollständig- zu erreichen, hat Greenough einige Nebenapparate an- 

 gegeben , die in mehr oder minder innigem Znsammenhange mit 

 jenem stehen. 



Um eine allseitige Beobachtung kleiner, etwa 0*5 bis ,3-0 mm 

 im Durchmesser haltender Objecte zu ermöglichen, die sich nur 



schwer mechanisch in die rich- 

 tige Lage bringen und darin 

 festhalten lassen (Larven, Eier 

 niederer Thiere z. B.) , hat 

 Herr Greenough eine Vor- 

 richtung angegeben, die diesen 

 Zweck durch optische Hilfs- 

 mittel erreicht. 



Die Einrichtung und Wir- 

 kungsweise des kleinen Appa- 

 rates ist aus Figur 4 leicht 

 verständlich. 



Das Object wird auf 

 die Hypotenusenfläche eines 

 Reflexionsprismas P gelegt be- 

 ziehungsweise darauf irgend- 

 wie befestigt, und zwar so, 

 dass es lothrecht ungefähr über 

 4. die Mitte einer der beiden ver- 



silberten Kathetenflächen 8 X 

 va\ liegen kommt. Ist nun die Beobachtung des Objects von oben 

 her beendet, und will man jetzt zur Betrachtung der Unterseite 

 desselben übergehen, so- hat man nur das Prisma P sammt dem 

 auf ihm befindlichen Object seitlich, senkrecht zur Mittelachse AA 

 der beiden Tuben und in- der Ebene der Zeichnung, um die hall».' 

 Hypotenusenlänge zu verschieben und den Tubus entsprechend, d. i. 

 bis zum Erscheinen des Bildes, zu senken. Denn die Mitte der 

 Kathete S 2 befindet sich dann in der Verlängerung der Mittelachse 

 des Mikroskops, und somit erhält letzteres ein Bild des Objects 



