308 Czapski-Gebhardt: Das stereoskopische Mikroskop. XIV, 3. 



pelten Spiegelung ist aber nothwendig eine weitere Versetzung der 

 Sehachse senkrecht zu der oben erwähnten Verschiebungsrichtung 

 des Prismas P (Figur 4) erforderlich. 



Beide Bewegungen werden hier durch zwei kreuzweise einander 

 aufgesetzte Schlitten ermöglicht , deren Bewegung auch hier durch 

 einen Knopf auf der Unterseite des ganzen Apparates erfolgt. Der 

 einzelne Träger für Glühlampen ist durch drei solche ersetzt, um 

 die Vertheilung der Glühlämpehen mehr in das Belieben des Be- 

 obachters zu stellen. Im übrigen ist die Einrichtung des Apparates 

 ü'anz die des einfacheren Modells. Immerhin machen die eben er- 

 wähnten Aenderungen den Apparat etwas umständlicher in der Hand- 

 habung und seine Herstellung erheblich kostspieliger. 



Es wird daher für diejenigen Beobachter, welche auf die oben 

 erwähnte , von Greenough speciell ins Auge gefasste Verwendung 

 des Apparats für plastische Reproduction durch Künstlerhand weniger 

 Werth legen, weiterinn das einfachere Modell angefertigt. 



Da bei Anwendung der Objeetivblenden (Conusblenden , vgl. 

 oben) die Helligkeit des Bildes merklich herabgesetzt wird, und da, 

 wie auch sonst, der Eindruck des Beliefs durch geeignete Beleuch- 

 tung sehr gesteigert werden kann, so werden, einem weiteren Wunsche 

 des Herrn Greenough zu Folge, den Prismenrotatoren auf Wunsch 

 kleine Glühlämpchen beigegeben , welche an den dazu bestimmten 

 Drahthaltern befestigt und mittels ihrer eigenen Zuleitungsdrähte in 

 beliebige Lagen zum Objeet gebracht werden können. Damit sie 

 ohne Gefahr des Kurzschlusses auch in den Flüssigkeitstrog hinein- 

 getaucht werden können, ist bei diesen Lämpchen der Hals (an der 

 Eintrittsstelle der Drähte) verlängert, so dass die zuleitenden Drähte 

 vor der Benetzung mit Wasser bewahrt bleiben. Behufs weiterer 

 Abstufung der Beleuchtungseffecte kann nach dem Vorschlage Gree- 

 nough's jedes Lämpchen mit einem eigenen Rheostaten versehen 

 werden. Man bringt diese dann wohl am besten seitlich unter dem 

 Arbeitstisch an. 



Das Arbeiten mit dem Prismenrotator würde sich also etwa wie 

 folgt gestalten : 



1. Fixirung des ganzen Apparates auf dem Objecttisch des 

 Mikroskops durch Einsetzen des dachen, runden Bodenvorsprungs 

 in die centrale Tischöffnung, und zwar so, dass der Prismenträger 

 vom Beobachter aus rechts steht. Dabei steht zunächst der Schlitten 

 soweit rechts wie möglich. 



2. Deponirung des Objects und eventuell Fixirung auf der 



