XIV, 3. Czapski-Gebhardt: Das stereoskopische Mikroskop. ;; l t 



Schlagen sich drehen zu lassen. Die Herstellung der ganzen Kam- 

 mer hat den Zweck, die anregelmässigen Brechungen an der Capil- 

 larwand durch Versenken der Gapillare in ein optisch homogenes 

 Mittel z. B. Cedernholzöl für die Bildgüte unschädlich zu machen. 

 Die dem beobachtenden (Immersions-) System zugekehrte Capillar- 

 wandung vertritt dabei die Stelle des Deckglases. 



Die Vorrichtung, um die nöthigen Bewegungen der Capillare 

 ganz in das Belieben des Beobachters zu stellen, besteht im wesent- 

 lichen aus einer axial durchbohrten Welle mit in Grade getheilter 

 Trommel und Antriebsknopf k, welche an dein einen, der Kammer 

 ferneren Ende der Grundplatte in besonderer Weise so gelagert ist, 

 dass sie sammt der in ihrer axialen Bohrung liegenden Capillare 

 in Bezug auf die Grundplatte gehoben und gesenkt werden kann, 

 um einmal das Einlegen und Herausnehmen der kapillären zu er- 

 leichtern und anderseits eine Anpassung an verschiedene Capillar- 

 dicken zu ermöglichen. Diese Beweglichkeit wird dadurch erreicht, 

 dass das Lager für diese Welle, dessen Deckel zugleich den Nonius 

 für die Gradtrommel trägt, auf einer einseitig befestigten, platten 

 Feder f aufgesetzt ist, die es von der Oberfläche der Grundplatte 

 abzuheilen strebt. Diesem Bestreben wirkt eine Schraube s mit ge- 

 rändertem Kopf am freien Ende der Lagerplatte entgegen, durch 

 deren Anziehen die Achsenbohrung der Welle ganz in die Tiefe der 

 grossen Längsrinne gesenkt werden kann, während sie sich beim 

 Lösen der Schraube allmählich bis über die Oberfläche der Grund- 

 platte erhebt und dadurch eben eine Entfernung der Capillare ohne 

 Inanspruchnahme auf Biegung ermöglicht. Die Senkung ist bei 

 diesen Bewegungen derart arretirt, dass ein Abbrechen der Capillare; 

 durch Abstreifen des in der Rinne liegenden Endes an der Rinnen- 

 kante ausgeschlossen ist. 



Nach aussen erweitert sich die axiale Bohrung der Welle mit 

 conischem Uebergange zu erheblich grösserem Durchmesser und ist 

 an ihrem Ende innen mit Schraubengewinde versehen. In dieses 

 Gewinde schraubt mit entsprechendem der eigentliche Capülarträger, 

 dessen in die hohle Welle eintauchendes, zugespitztes hohles und 

 längsgeschlitztes Ende sich in dem Hohlconus der Welle durch 

 Stauchung zusammenzwängt und so die Capillare in ähnlicher Weise 

 festklemmt wie die bekannten Schraubenbleistifte »las in sie einge- 

 legte dünne Graphitstäbchen. 



Die andere Seite des Capillarträgers wird von einem doppelten 

 Rohrauszug eingenommen, der ähnlich wie ein Fernrohrauszug con- 



