312 Czapski-Gebhardt: Das stereoskopische Mikroskop. XIV, 3. 



struirt ist und dazu dient, das überstehende Capülarende vor dem 

 Abbrechen bei zufälligem Anstossen zu bewahren. 



Das Arbeiten mit dem beschriebenen Apparat würde sich also 

 folgendermaassen gestalten : 



1. Ausschrauben des Capillarträgers aus der Wellenhöhlung. 

 Aufklappen der Doppelklammer F. 



2. Einführung der Capillare in den Capillarträger vom Rohr- 

 auszug her. 



3. Lösen der Schraube -s, welche die Rotationswelle nach unten 

 hält. 



4. Einführen der Capillare in die axiale Bohrung der Welle 

 und des Schraubengewindes des Capillarträgers in das entsprechende 

 der Welle. 



5. Vorsichtiges Anziehen dieses Gewindes, bis die Capillare 

 eben den Drehungen der Welle folgt. 



7. Senkung von Welle und Capillare durch Wiederanziehen der 

 Schraube s, bis die Capillare auf dem Rinnengrunde angelangt ist. 



8. Fixiren des durch die Kammer verlaufenden Capillarenstüeks 

 durch Senkung der Doppelklammer F. 



9. Fixiren des ganzen Apparates mittels der Objectklammern 

 des Mikroskoptisches auf diesem, und zwar so, dass die Längsachse 

 von links nach rechts verläuft und die Rotationsvorrichtung sich 

 rechts befindet. Die Kammer kommt centrisch über die Tischöffnung. 



10. Sicherung des überstehenden Capillartheils durch Anziehen 

 des Rohrauszugs. 



11. Anfüllen der Kammer mit Cedernholzöl. 



12. Hereinrücken der zu beobachtenden Capillarstelle ins Ge- 

 sichtsfeld mit Benutzung eines schwachen Systems durch Ver- 

 schiebungen des ganzen Apparats und, eventuell nachdem die Klemm- 

 vorrichtung des Capillarträgers etwas gelockert ist, durch Längs- 

 verschiebungen der Capillare in der Rinne. Darauf von neuem 

 Fixation der Capillare wie unter 5. 



13. Beobachtung mit dem Immersionssystem von möglichst 

 grossem Objectabstand unter Rotation der Welle mittels des randir- 

 ten Knopfes /.■. 



[Eingegangen am 29. September 1897.] 



