XIV, 3. Gaylord: Wihkel's neuer mikrophotographischer Apparat. 313 



R. WinkeVs neuer mikrophotographischer Apparat. 



Von 



Dr. H. R. Gaylord 



in Dresden. 



Hierzu zwei Holzschnitte. 



Von den bis jetzt gefertigten Apparaten für Mikrophotographie 

 sind wohl der grosse der Firma C. Zeiss und der in ähnlicher Weise 

 auch von der Firma E. Winkel hergestellte die vollkommensten. 

 Die kleineren hingegen, welche ihres erheblich billigeren Preises 

 wegen auch von Privatpersonen leichter beschafft werden können, 

 waren, wenn sie auch im allgemeinen für photographische Aufnahmen 

 wohl genügten, dennoch verbesserungsbedürftig. Es gab unter den 

 letztgenannten solche mit verticaler und solche mit horizontaler Stel- 

 lung der Camera. Das Arbeiten bei horizontaler Camerastellung ist 

 das weitaus angenehmere, doch war bisher die photographische Auf- 

 nahme flüssiger Objecte oder die von Präparaten mit losem Deck- 

 glase dabei ausgeschlossen. 



Schon vor etwa einem Jahre wurde auf meine Veranlassung 

 von der Firma R. Winkel ein Apparat angefertigt, dessen Construc- 

 tion sowohl eine horizontale als auch eine verticale Stellung der 

 Camera gestattet. Der neue Apparat, welcher hier näher beschrieben 

 werden soll, hat den Vorzug, dass er, wie aus den beiden Abbildungen 

 ersichtlich ist , eine mannichfache Verwendung zulässt. Man kann 

 damit bei horizontaler, verticaler, sowie bei jeder schiefen Stellung 

 des Tubus arbeiten. Ausserdem ermöglicht er mittels eines Glas- 

 prismas, welches in besonderer Fassung über das Ocular gesetzt 

 wird, Aufnahmen flüssiger Objecte bei aufrecht stehendem Mikroskop 

 und horizontal gestellter Camera. 



Der Apparat 1 besteht aus einem 30x40 cm grossen Eisenfuss 

 (Figur 1), in dem sich eine Schiene h. welche mit der Säule c ver- 

 bunden ist, in einer Nuthe verschieben und durch die Flügelmutter // 

 festklemmen liisst. An dieser Säule kann die ganze Camera durch 



') D. R. G. M. No. 82440. 



