XIV, 3. Nowak: Ein neues von C. Reichert construirtes Mikrotom. 317 



Man ist im Stande, mit dem neuen Apparate allen Anforderungen, 

 welche eine moderne Mikrophotographie erheischt, in exacter Weise 

 zu genügen. Diese hohe Leistungsfähigkeit des kleinen Apparates ist 

 dem Imstande zu danken,, dass sämmtliche Fluoritsysteme von Winkel 

 bis zu den schwächsten (80 mm) mit den beigeordneten Ocularen 

 1 bis 3 zu benutzen sind, wodurch eine allzu »rosse Balgenlänge ver- 

 mieden wird. Beim Gebrauch dieser Systeme ist zu bemerken, dass 

 dieselben beim kleinsten (Laternen-) bis grössten Format in Folge 

 ihrer grossen Schärfe, ihres weiten Bildwinkels und vollkommen 

 ebenen Gesichtsfeldes die denkbar besten Resultate liefern. 



Endlich ist noch hinzuzufügen, dass die beschriebene mikro- 

 photographisehe Camera wegen ihrer soliden Construction sehr wenig 

 von etwaigen Erschütterungen beeinflusst wird. 



Der Preis stellt sich in der Ausführung, wie ihn die beiden 

 Abbildungen veranschaulichen, ohne optische Bank, auf etwa 180 M. 

 Derselbe Apparat in kleinerer Ausführung mit 35 cm langem Balgen 

 und für Platten von 9X12 cm eingerichtet, auf einem Dreifuss 

 ruhend, kostet 125 M. 



[Eingegangen am 26. November 1897.] 



Ein neues 

 von der Firma C. Reichert construirtes Mikrotom. 



Von 

 Dr. J. Nowak, 



Docent der Jagiellonischen Universität in Krakau, Assistent am Pathologischen Institut. 



Hierzu drei H 1 z s c li n i 1 1 e. 



Mit der Entwicklung der Histologie wächst die Nachfrage nach 

 exacten Instrumenten, und diesem Verlangen zu Folge wurde be- 

 sonders in der Technik des Schneidens der Präparate in den letzten 

 Jahren sehr viel geleistet, indem viele, allen Anforderungen ent- 

 sprechende Mikrotome construirt wurden. 



