XIV, 3. Nowak: Ein neues von C. Reichert construirtes Mikrotom. 319 



Einstellung- zu ändern, auf der gusseisernen Basis von links nach 

 rechts, der Drehung- des Kurheirades folgend, langsam bewegt, so 

 wird auch von dem Präparate nach jeder Hebung und Senkung 

 desselben eine neue Schicht abgeschnitten, und auf diese Weise 

 kann der ganze Parraffinblock in Schnitte zerlegt werden. .Ie 

 kleiner nun die Bewegungen des Messers, desto dünner werden die 

 abgeschnittenen Präparate. 



Beim vorliegenden Mikrotome steht das Messer mittels eines 

 Meehanismuss mit dem Kurbelrade F in Verbindung und die Drehung 

 des letzteren bewirkt einerseits eine Schaukelbewegung des Paraffin- 

 blockes , anderseits eine Verschiebung des Mikrotommessers , und 

 dies ist nun auf folgende Weise erreicht worden: 



Am Grundrahmen A (Figur 1 und 2) ist in einer Nuthe ein 

 in derselben beweglicher, etwa 4 cm breiter und 1T> cm langer 

 Schlitten K angebracht. Derselbe kommt gerade unter den Object- 

 halter G zu liegen und trägt an einem Ende den Messerhalter L. 



