XIV, 3. Nowak: Ein neues von C. Reichert construirtes Mikrotom. 321 



Heim Drehen der Mikrometerschraube J, die eine Schraube ohne 

 Ende ist, verschiebt sich mit der Schraubenmutter e das ihr an- 

 haftende Ende des Hebels Z, was natürlich eine Drehung des ganzen 

 Hebels ad um den Stützpunkt a und eine entsprechende Verschiebung 

 des in b mit dem Hebel, verbundenen Schlittens K zur Folge hat. 

 Da nun der Arm ab viel kürzer ist als der Arm arf, so werden 

 auch die Verschiebungen, welche der Schlitten Ä" erleidet, viel kleiner 

 sein, als die der Schraubenmutter c. Dementsprechend kann auch 



3. 



das Gewinde der Mikrometerschraube grösser und solider sein als 

 gewöhnlich und ihre Drehung ausgiebiger, weil ihre Wirkung auf das 

 Mikrotommesser mittels ' des dreifach übersetzten Hebels verkleinert 

 und präcisirt wird, und auf diese Weise werden auch etwaige Fehler 

 der Mikrometerschraube auf ein Minimum reducirt. Auch das soll 

 bemerkt werden , dass die , die Verbindung des Hebels Z mit dem 

 Grundrahmen A, mit dem Schlitten Ä" und mit der Mikrometer- 

 sehraube J vermittelnden Stifte, gehärtet sind, und dass dadurch eine 

 dauernd präcise Wirkung des Mechanismus gesichert ist. 



Auf dem über den Grundrahmen nach auswärts hinausragenden 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XIV, 3. 21 



