XIV, 3. Beck: Ein neues Mikrotom (System Beck-Becker). 



325 



nicht statt , denn eine nähere Besichtigung lehrt bald , dass jeder 

 Punkt des Messers nur eine gerade Linie beschreibt, während beim 

 »Schneiden aus freier Hand die .Messerschneide in einer flachen 

 Curve , eliptisch , möchte ich sagen , durch das vorgehaltene Object 

 sich bewegt. 



Die Nachtheile der alten Methode beruhen daher darauf, dass 

 einmal in Folge des Schneidens in einer Richtung die Präparate 

 oft gedrückt und dadurch ganz feine, gleichmässig dicke Schnitte 

 unmöglich gemacht werden, während anderseits die schräge Ein- 

 stellung sehr grosse Messer fordert , die keineswegs eine ihrem 

 Verhältnisse entsprechende, genügende Ausnutzung erfahren. 



Sehr grosse Schnitte haben sich daher stets nur auf Kosten 

 enorm langer, schwerer und demgemäss sehr theurer Messer her- 

 stellen lassen. 



I. 



Um nun beide Nachtheile zu umgehen, sucht das neue Mikrotom 

 die oben beschriebene Führung des Messers beim Freihandschneiden 

 nachzuahmen und erreicht das auf folgende Weise: 



Ein aus Metallstäben hergestelltes Parallelogramm AB CD 

 (Figur 1) ist in seinen vier Eckpunkten ähnlich einem Storchschnabel 

 drehbar beweglich. Denken wir uns jetzt durch die Punkte A und B 

 senkrecht zur Ebene des Parallelogramms Stifte geführt und diese 

 auf einer Unterlage so befestigt , dass nur die Seite A B fest liegt, 

 während die anderen drei Seiten um die Seite AB rotiren können, 

 und wird jetzt diese Rotation ausgeführt, so erhellt, dass jeder 

 Punkt der Seite CD eine Curve beschreibt, die je nach der Länge 

 der Seiten A D und B C steiler oder flacher sein muss. 



Setzt man nun an Stelle der Seite CD das Mikrotommesscr. 

 so ahmt dieses bei Hin- und Herführung des Parallelogramms die 



