330 



Beck: Ein neues Mikrotom (System Beck-Becker). XIV, 3. 



entsprechend grösseres Modell angefertigt. Bemerken möchte ich an 

 dieser Stelle, dass es mir gelungen ist, dem beschriebenen Modell 

 einen Modus anzupassen , welcher ein Schneiden unter Alkohol er- 

 möglichen soll , und welches gleichzeitig mit automatischer Mikro- 

 meterhebung versehen ist. 



Diese Modification soll nach ihrer Fertigstellung in dieser Zeit- 

 schrift ihre Veröffentlichung finden. 



Die Hebung des Präparates geschieht mittels Mikrometereinrich- 

 tung, wie sie die BECKEit'schen Mikrotome überhaupt führen. Das 

 Princip beruht hier in ähnlicher Weise auf parallelogrammatischer 



o. 



Verschiebung : im vorliegenden Falle nach oben und unten (vgl. 

 Figur 2). Zwei an einem gusseisernen starken Bocke drehbar be- 

 festigte, metallene Rahmen tragen zwischen sich einen dritten Rahmen, 

 in welchen die Klemmvorrichtung für das Präparat eingeschaltet ist. 

 Die grobe Einstellung erfolgt durch den senkrecht sich ver- 

 schiebenden, fixirbaren Stift r/, die Mikrometerhebung durch Drehung 

 des Hebels h li ; letzterer versetzt das Zahnrad e , dessen Achse 

 durch die Mikrometerschraube gebildet wird, mittels der klingenden 

 Arretirung d in Bewegung. Die Mikrometerschraube lässt sich 

 durch die Schraube f feststellen , die Zahl der zu schneidenden 

 Mikra wird von der Schraube g aus mit Hülfe eines Zeigers bei i 



regulirt. 



Die äusserst sorgfältige Ausführung des Mikrometer- 



