XIV, 3. T h o m a : Apparat zum Fixiren und Erhärten von Gewebstheilen. 333 



etwas oval sind. Der kleinere, mit der Keilkante parallele Durch- 

 messer des Ovals entspreche genau der Dicke der eylindrischen 

 Stahlstäbe r t und r 2 , der grössere, auf der Keilkante verticale 

 Durchmesser betrage z. B. 3'2 mm, wenn die Stäbe 3 mm dick sind. 



Kolozsvär, im September 1897. 



[Eingegangen am 27. September 1897.] 



Ein Apparat zum raschen Fixiren und Erhärten 



von Gewebstheilen. 



Von 



Prof. Dr. R. Thoma 



in Magdeburg. 



Behufs Gewinnung guter mikroskopischer Präparate ist es wesent- 

 lich, dass die Fixirungs- und Härtungsflüssigkeiten rasch und gleich- 

 massig in die zu untersuchenden Gewebstheile eindringen. Man pflegt 

 dies in der Weise zu erstreben, dass man die Flüssigkeiten, in 

 welchen die Objecte liegen, häufig wechselt und umschüttelt. Un- 

 gleich wirksamer ist es jedoch, wenn diese Flüssigkeiten in lang- 

 samer Bewegung erhalten werden. 



Dies kann man mit einem einfachen Härtungsapparat erreichen, 

 den ich durch Herrn Mechaniker R. Jung in Heidelberg anfertigen 

 Hess, welcher denselben noch weiter verbessert hat. Er stellt sich 

 dar als ein kleines, aus Zinkblech gebautes, oberscklächtiges Mühlrad, 

 das in seinem Innern sechs Fächer für Präparatengläser enthält. 

 Letztere werden mit Hülfe von etwas Watte fest in den Fächern 

 gehalten, so dass bei der Bewegung des Rades die Präparatengläser 

 ruhig und ohne Stösse gedreht werden. 



Das Mühlrad wird mit Wasser getrieben, und zwar sollen in 

 24 Stunden etwa 10 Liter Wasser über das Rad laufen. Dazu ist 

 ein Tropfapparat mit einer 10 Liter fassenden Flasche vorgesehen. 

 Doch haben wir sogleich auch einen Tropfapparat hergestellt, welcher 

 an eine Wasserleitung angeschlossen werden kann. 



