348 G e b h a r d t : Fläschchen zur Aufbewahrung des Imniersionsöls. XIV, 3. 



9) Schaper, A., Zur Methodik der Plattenmodellirung (Zeitschr. f. 

 wissensch. Mikrosk. Bd. XIII, 1897). 



10) Strasser, H. , Ueber das Studium der Schnittserien und über die 

 Hülfsmittel , welche die Reconstruction der zerlegten Form erleichtern 

 (Zeitschr. f. wissensch. Mikrosk. Bd. III, 1886). 



11) Strasser, H., Ueber die Methoden der plastischen Reconstruction 

 (Zeitschr. f. wissensch. Mikrosk. Bd. IV, 1887). 



[Eingegangen am 6. October 1897.] 



Fläschchen zur Aufbewahrung des Immersionsöls. 



Von 



Dr. W. Gebhardt 



in Jena. 



Hierzu ein Holzschnitt. 



Den bis jetzt gebräuchlichen Cedernöl- Tropfgläsern hafteten 

 mehrere für den Gebrauch recht unangenehme Nachtheile an, vor 

 allem das Ankleben der eingeschliffenen Kappe. War dieselbe aber 

 nicht eingeschliffen, so verharzte infolge des Luftzutrittes das Oel 

 sehr rasch. Ein weiterer Nachtheil war die Verwendung eines 

 Glasstabes als Tropfenentnehmer. Jeder, der damit arbeitet, weiss, 

 wie verschiedene Mengen ein solcher Glasstab aus dem Fläschchen 

 herausheben kann, und wie wenig man nachher die Abgabe des 

 Oels in Bezug auf Ort und Menge in der Hand hat. Ist ferner 

 noch der Glasstab, wie dies bei allen weithalsigen Construetionen 

 der Fall, im Deckel des Gläschens mit Schellack oder einer anderen 

 Kittmasse befestigt, so löst derselbe sich verhältnissmässig leicht los. 



Alle diese Febelstände vermeidet ein neues nach den Angaben 

 von Dr. L. Mach von der Firma Carl Zeiss construirtes Tropf- 

 gläschen, dessen Einrichtung an der Hand der Figur leicht zu 

 übersehen ist. 



Mit einem in der Form an die bekannten EuLEXMEVER'schen 

 Kolben erinnernden gläsernen Hauptstück H mit seitlichem Tubulus 

 S ist von dessen oberer Oeffnung aus ein trichterförmiger Einsatz 





