408 Referate. XIV, 3. 



au* Platin, deren Schneide wie eine halbe schmale Irislanze geformt 

 ist. Die glatte Seite benutzt er dann zum Verstreichen des Sputums 

 auf dem Deckgläschen. [Die Empfehlung der Platinspatelchen zu 

 diesem Zwecke rührt übrigens von v. Sehlen her und ist schon 

 recht alt. Ref.] Zum Ausbreiten und schnellen Lufttrocknen von 

 Anstrichpräparaten benutzt er ferner ein birnförmiges Gummigebläse 

 mit metallener Spitze. Sämmtliche Instrumente sind vom Instrumenten- 

 macher NicoLAi-Hannover zu beziehen. 



[Ob die IvAATZER'sche Stehpincette viele Freunde finden wird, 

 erscheint Ref. zweifelhaft. Sie ist immerhin doch recht unge- 

 schickt. Die CoRNET'sche Pincette ist zudem so vorzüglich und 

 viel eleganter, dass nach einem neuen Modell eigentlich kein rechtes 

 Bedürfniss vorlag. Freilich sind nicht alle als CoRNET'sche ver- 

 kauften Pincetten tadellos. In vorzüglicher Ausführung wird die- 

 selbe aber z. B. von F. M. LAUTENSCHLÄGER-Berlin geliefert.] 



OzaplewsM (Köln). 



Bolley, H. L. , An apparatus for the bac ter iologie a 1 

 sampling o f well waters (Centralbl. f. Bacteriol., 

 Parasitenk. u. Infectionskrankh. Abth. 1, Bd. XXII, 1897, 

 No. 10, 11, p. 288). 

 Bolley hat den ScLAvo'schen Apparat zur Entnahme von 

 Wasserproben aus beliebigen Wassertiefen modificirt. (Er beschreibt 

 denselben als Modifikation des von Sprixgfield Microsc. Journ. Oct. 

 1895 beschriebenen Apparates.) Als Aufnahmegefäss für das Wasser 

 dient ein starkes Reagenzglas, in welchem mittels Gummipfropf ein 

 rechtwinklig abgebogenes, nach der Spitze zu verjüngtes Röhrchen 

 steckt. Diese Vorrichtung kann auch mit Vermeidung des Gummis 

 ganz aus Glas sein, wird luftleer gemacht und an der Spitze zu- 

 geschmolzen, so dass nach Abbrechen der Spitze unter Wasser der 

 Apparat sich zur Hälfte bis zu Zweidritte] mit Wasser füllt. Um 

 diese Vorrichtung ins Wasser zu versenken, wird die Spitze defe 

 Röhrchens durch eine seitliche Bohrung eines Metallklotzes gesteckt 

 und an diesem befestigt, welcher an einer Schnur ins Wasser hinab- 

 gelassen wird. Mit einem auf den Metallklotz seitlich passenden 

 Deckel, welcher unten in Charniren geht und oben mit Feder ein- 

 schnappt, wird das Röhrchen in verticaler Lage gehalten, so dass 

 nur die Spitze aus der Vorrichtung sichtbar herausschaut. Ist der 

 Apparat in der gewünschten Tiefe angelangt, aus welcher man 

 Wasserproben entnehmen will, so lässt man eine Bleikugel auf der 



