XIV, 4. 



Stick er: Reisemikroskop. 



435 



Die grobe Einstellung des Mikroskopes geschieht durch Ver- 

 schiebung des Tubus in seiner Hülse, die feine durch eine Schrauben- 

 vorrichtung (Feinstellschraube) zwischen Tubus und Objectiv. 



Die Beleuchtungslinse ist in den Tisch eingefasst und kann 

 durch die unter ihr befindliche drehbare Blendscheibe mit verschie- 

 denen Oeffnungen regulirt werden. In einer Oeffnung der Blend- 

 scheibe ist eine Mattscheibe eingefasst, welche das Arbeiten bei 

 Lampenlicht ermöglicht. Der Objecttisch ist möglichst klein, bietet 

 aber jedem Objectträger genügenden Halt, der durch eine beweg- 

 liche Klemme noch vergrössert werden kann. 



In dem Etui finden ein Ocular und zwei Objective Platz, welche 

 in dem zusammengeschobenen Tubus untergebracht werden. Von 



2. 



den beiden Objeetiven packt man nur den optischen Obertheil ein 

 und nimmt einen einzigen Untertheil hinzu. Die Wahl der Systeme 

 richtet sich nach dem Bedürfniss des Reisenden. Das feinere 

 Objectiv (etwa Oelimmersion) wird in einer metallenen Schutz- 

 büchse festgeschraubt und ist so doppelt gegen, jede Verletzung 

 geschützt. 



Damit das Instrument die nothwendige Festigkeit besässe, wur- 

 den alle Theile aus der gewöhnlichen Metalllegierung hergestellt und 

 auf die zuerst geplante Verfertigung aus Aluminium oder Hartgummi 

 verzichtet. 



Trotzdem ist das Gewicht des ganzen Instrumentes im Leder- 

 kästchen nebst einer Tasche aus wasserdichtem Stoff, in welchem 

 es mit einem zweiten Etui zur Aufnahme von Immersionsöl, Farb- 



28* 



