XIV, 4. Seh aper: Neuer Apparat zur Application elektrischer Ströme. 437 



menten zu bieten scheint, so erlaube ich mir, denselben im Folgen- 

 den kurz zu beschreiben und in Empfehlung zu bringen. 



Bei der Construction meines Apparates war mir zunächst be- 

 sonders darum zu thun, den Objectträger vollständig unabhängig zu 

 machen von den zuleitenden Poldrähten, um ihm so eine durchaus freie 

 und leichte Beweglichkeit unter dem Mikroskop zu sichern. Zu diesem 

 Zweck Hess ich aus starkem Spiegelglas eine 12 cm lange und 7 cm 

 breite Platte anfertigen und in der Mitte mit einem kreisrunden 

 20 mm weiten Ausschnitt versehen (Figur 1). Auf diese Glas- 

 scheibe werden nahe der Breitseite je eine starke, vernickelte Metall- 

 platte von 6 cm Länge und 3 cm Breite aufgekittet, von denen 

 jede in einer äusseren Ecke eine Klemmschraube zur Aufnahme der 

 beiden Poldrähte trägt. Diese Platte nun, welche ich Conductor- 

 Platte nenne, kommt direct auf den Objecttisch des Mikroskops 

 zu liegen mit ihrem centralen Ausschnitt genau über den AßBE'schen 

 Gondensor; 1 sie dient den 

 im Folgenden beschriebenen 

 Objectträgern zur Unterlage 

 und zur Ueberleitung des 

 Stromes auf dieselben. 



Die b j e c tt r ä g e r 

 halten je nach der Art des 

 Experiments und der Art 1. 



und Grösse des Objectes ent- 

 sprechende Modifikationen in ihrer Construction aufzuweisen. Das allen 

 (iemeinsame besteht zunächst in einer Einrichtung, die dazu bestimmt 

 ist, den Strom von den Polplatten des Conductors auf den Objectträger 

 überzuleiten. Zu diesem Zwecke sind beide Enden des Objectträgers mit 

 einem klammerartigen Metallstück montirt, das die Kanten des Object- 

 trägers umgreift und mit einer breiteren Platte der Unterfläche, mit 

 einer schmaleren der Oberfiäche desselben fest anliegt (Figur 2 

 und 3, im). Wird ein so montirter Objectträger in der Weise, wie 

 Figur 4 zeigt, auf die Conductorplatte gebracht, so kommen die 

 Metallklammern des ersteren mit ihrer Unterfläche direct auf je eine 

 Polplatte zu liegen und werden durch den metallischen Contact 



*) Die Platte kann hier überdies durch die Objecttischklemmer (die 

 natürlich nur auf das Glas applicirt werden dürfen) fixirt werden; doch 

 ist für gewöhnlich ihre eigene Schwere hinreichend, um sie auf ihrer Unter- 



lage genügend am Platz zu halten. 



