438 Seh aper: Neuer Apparat zur Application elektrischer Ströme. XIV. 4. 



selbst polarisirt. Die relativen Grössenverhältnisse zwischen Object- 

 träger und Conductorplatte , besonders die Länge des ersteren und 

 Distanz der Polplatten sind so gewählt, dass der auf den Polplatten 

 gleitende Objectträger um fast 2 cm seitlich verschoben werden 

 kann, ohne den Contaet mit ersteren zu verlieren. Auf diese Weise 

 ist erreicht, dass der polarisirte und doch von den Zuleituugsdrähten 

 vollständig unabhängige Objectträger , ohne jedes Hinderniss unter 

 dem Mikroskope nach allen Richtungen in genügender Weise ver- 

 schoben und so die mikroskopische Durchmusterung des gesammten 

 Präparates während des Experiments mit Leichtigkeit vorgenommen 

 werden kann. 



Auf der der oberen Fläche des Objectträgers aufliegenden Platte 

 der Metallklammer m sind endlich Vorrichtungen angebracht, die 

 zur Aufnahme der Elektroden dienen. Sie bestehen aus je einer 

 um eine horizontale Querachse drehbaren Klemmschraube, welche 

 in einem schlitzartigen Ausschnitt die kupfernen Poldrähte aufnehmen. 



Letztere können durch Verschiebung 

 in dem Klemmschrauben -Lager mit 

 ihren Polenden in beliebige Entfernung 

 von einander gebracht, und solcher- 

 gestalt jedem einzelnen Präparate ge- 

 2. nau angepasst werden. Das durch 



die Drehung der Klemmschraube um 

 eine horizontale Achse ermöglichte Heben und Senken der Polspitzen 

 erleichtert einerseits ein Auswechseln der Poldrähte aus den Klemm- 

 schrauben und gestattet anderseits eine genaue Adaptirung der Pid- 

 spitzen auf die Oberfläche des Objectträgers. 



Als für die meisten Zwecke genügend habe ich nun zunächst 

 zwei verschiedene Constructionen von Objectträgern angegeben, von 

 denen die eine für kleinste Organismen und zur Beobachtung mit 

 stärkeren Objectiven, die andere für grössere Objecte (Amphibien- 

 eier, Schneckenlaich etc.) mit schwacher Vergrösserung bestimmt ist. 

 Die erstere Construction (Figur 2) besteht aus einem gewöhn- 

 lichen, in der oben angegebenen Weise mit Elektroden montirten 

 Objectträger, in dessen Mitte eine 15 mm im Durchmesser haltende 

 seichte Vertiefung eingeschliffen ist. Zu beiden Seiten dieser kreis- 

 runden Vertiefung und mit ihr communicirend findet sich je eine 

 2 mm breite , in der Längsachse des Objectträgers verlaufende 

 Rinne, die zur Aufnahme des aus Platin bestehenden Polendes der 

 Elektroden dient. Auf diese AVeise kommen die Polenden unter die 



