XIV, 4. Seh aper: Neuer Apparat zur Application elektrischer Ströme. 439 



Oberfläche des Objeetträgers zu liegen und gestatten demgemäß ein 

 ungehindertes Auflegen eines Deckglases auf die centrale Vertiefung, 

 die zur Aufnahme des die Mikroorganismen beherbergenden Wasser- 

 tropfens bestimmt ist. Ja, die Elektroden können durch diese Ein- 

 richtung sogar, ohne das Experiment zu unterbrechen, unter dem 

 Deckglase verschoben, d. h. mit ihren Spitzen einander genähert 

 oder von einander entfernt werden. 



Diesem Objectträger sind zwei verschiedene Elektroden bei- 

 gegeben, die sich durch die Form ihrer Platin-Polenden unterschei- 

 den. Bei den einen, die in Figur 8 abgebildet sind, bestehen letz- 

 tere aus schmalen Platinblech-Zungen, die mit ihren Spitzen einander 

 entgegen gerichtet sind ; bei den anderen finden sich schmale Platin- 

 Streifen mit ihrer Mitte rechtwinklig an die kupfernen Zuleitungs- 

 drähte angelöthet, und somit mit ihrer Längsseite einander parallel 

 sich gegenüber stehend. Die ersteren (Spitzenelektroden) 

 dienen zur Erzeugung eines elipsoiden Stromfeldes, letztere (Plat- 

 tenelektroden) um den Strom 

 in Parallellinien die Flüssigkeit 

 durchsetzen zu lassen. — Der 

 übrige Theil der Elektroden be- 

 steht aus einem starken, zweimal 

 rechtwinklig gebogenen Kupfer- 

 draht , der in dem Schlitz der 



beweglichen Klemmschraube läuft und an seinem äusseren Ende eine 

 kleine abschraubbare Kugel trägt (Figur 2 und Figur 3). 



Der zweite Objectträger (Figur 3), der dieselbe Grösse wie 

 der vorige hat, besitzt einen viereckigen, 11 mm hohen Glastrog, 

 der den ganzen Raum zwischen der seitlichen Metallmontirung ein- 

 nimmt. Die beiden Breitseiten dieses Troges tragen in der Mitte 

 einen 3 mm tiefen Einschnitt , durch welchen die kupfernen Elek- 

 trodendrähte in das Innere des Troges hinabsteigen. Die Polenden 

 bestehen hier aus kleinen Oesen von Platindraht, und der ihnen zu- 

 nächst liegende Abschnitt des Zuleitungsdrahtes ist bis zum oberen 

 Knie mit einem isolirenden Firniss überzogen. Auf dem Boden des 

 Gefässes finden sich zu beiden Seiten der Elektroden zwei 4 mm 

 hohe, in G mm Distanz von einander parallel verlaufende Glasleisten 

 aufgekittet, die den Zweck haben, das Object in der Strom- 

 richtung besser zu fixiren und anderseits den Strom mehr auf das 

 Object zu concentriren. (Diese Glasleisten können bei der Fabrication 

 des Objectträgers auf besondern Wunsch auch fortgelassen werden.) 



