44() Soli aper: Neuer Apparat zur Application elektrischer Ströme. XIV. 4. 



Der Glastrog fasst eine relativ grosse Menge Wassers, was, 

 um grössere Organismen besonders bei länger dauernden Experi- 

 menten am Leben zu erhalten, sehr wünschenswerth ist. Das Ge- 

 fäss kann endlich durch einen aufgeschliffenen viereckigen Glasdeckel 

 abgeschlossen werden. 



Die oben angegebenen Elektroden sind natürlich . polarisirbar. 

 Ich habe jedoch gefunden , dass dieselben für eine grosse Reihe 

 von Experimenten und Demonstrationen, besonders solchen, die 

 sich nur über einen kurzen Zeitraum erstrecken, vollständig aus- 

 reichend sind , zumal wenn , wie in den meisten Fällen , nur sehr 

 schwache Ströme zur Verwendung kommen. 



Bei länger dauernden Versuchen allerdings und besonders sol- 

 chen, die absolute Exactheit der Methodik verlangen, habe ich mich 

 auch der unpolisir baren Elektroden, und zwar mit Vortheil 

 der von Flfischl angegebenen Pinselelektroden bedient. Die- 

 selben kann sich ein jeder mit Leichtigkeit selbst herstellen und 



den oben angegebenen < >b- 

 jeetträgern anpassen. 



Man nehme eine 4 bis 

 ."> cm lange, enge Glasröhre 

 (Figur 5, «), kitte in das 

 untere Ende vermittels pla- 

 stischen Thon oder Kaolin 

 einen feinen kurzen Pinsel 

 (Figur 5, b), fülle den Rest 

 der Röhre dreiviertel mit concentrirter Zinksulfatlösung und verschliesse 

 das obere Ende mit einem Korke. Durch diesen Kork nun wird ein 

 starker Zinkdraht (Figur 5, c) in die Röhre eingeführt, so dass 

 sein unteres Ende etwa 1 cm tief in die Flüssigkeit eintaucht. Der 

 in der Röhre steckende Theil des Drahtes muss überdies amalga- 

 -mirt werden. 1 Das andere Ende des Drahtes wird in einer Weise 

 gebogen, wie es in Figur 5 dargestellt ist, und endlich von aussen 

 her in die Klemmschraube der Elektrodenplatte eingeführt. Die 

 ganze Einrichtung muss so adjustirt werden, dass der Pinsel der 

 Elektrode gerade die mit der centralen Delle communicirende Rinne r 



4. 



v ) Zur Erlangung grösserer Stabilität und zu besserer Fixirung des 

 Drahtes in dem Korkpfropfen kann letzterer auch durch einen Siegellack- 

 überzug an der Glasröhre einerseits und dem Drahte anderseits befestigt 

 werden. 



