±66 



Referate. 



XIV, i. 



beschriebeneu Universaltisch Typus II sind die folgenden Vorrich- 

 tungen neu hinzugekommen (siehe nebenstehende Figur) : a) Eine 

 dritte Drehbewegung um die horizontale Hilfsachse H. Die Fixirung 

 geschieht durch die Schraube d. In der Norinalstellung fällt die 

 immobile Achse des Theilkreises T mit der Hilfsachse H zusammen 

 und coi'ncidirt mit einem Faden des Ocularkreuzes (den Apparat und 

 seine Anwendung hat Fedorow in der Zeitschr. f. Krystall. Bd. XXVI, 

 1896, p. 240 beschrieben). — b) Die selbstständige Drehung des 



Glastisches 8 in sei- 

 ner Ebene. Die Dre- 

 hung geschieht mittels 

 eines dem Apparat bei- 



gegebenen Schlüssels 

 oder an einem gerän- 

 derten Ring der Fas- 

 simg von S. An dem 

 in Grade eingetheilteu 

 Kreise K können die 

 Drehbewegungen des 

 (i lastisches abgelesen 

 werden. Auf die mit der horizontalen Achse zusammenfallende obere 

 Fläche des Glastisches ist ein Strichkreuz aufgezogen , dessen Arme 

 sich unter 90° kreuzen, und welches für die erste Einstellung vor 

 Beginn einer Untersuchung dient. — c) Zwei an w e g k 1 a p p - 

 baren Armen befestigte Glaslinsen a und b, welche sich 

 mit einer Flüssigkeit wie Glycerin oder dergleichen benetzt von bei- 

 den Seiten gegen das Präparat auf dem Glastisch S anlegen. Durch 

 die Anwendung der Glaslinsen wird der Gesichtswinkel grösser. 

 C ist das Präparat, aufgekittet auf einen runden Objectträger von 

 20 mm Durchmesser und 1 mm Dicke. Die Nonien n und nl der 

 Theilkreise T und T x geben 5 Minuten an. R. Brauns. 



Leiss, C, Neues Lupenstativ mit Polarisation für mi- 

 neralogische, geologische und p a 1 a e o n t o 1 o - 

 gische Zwecke (Neues Jahrb. f. Mineral. 1897, Bd. I, 

 p. 81). 

 Ein Lupenstativ, wie ähnliche schon lange in Gebrauch sind, 

 ist mit einem Glasplattensatz als Polarisator, einem Glax-Thompson- 

 schen Prisma als Analysator versehen und hierdurch für die oben 



genannten Zwecke brauchbar geworden. 



R. Brauns. 



