536 Referate. XIV, 4. 



stanz wegnimmt. Das Instrument ist mit dem Mikroskop verbunden 

 und gestattet jede Krystallrläche oder jeden Dünnschliff zu benutzen. 

 Das Princip ist folgendes : Eine Diamantspitze von constanten Dimen- 

 sionen rotirt auf einer orientirten Mineralplatte mit gleichmässiger 

 Schnelligkeit und unter gleichbleibendem Gewicht bis zu einer ge- 

 wissen Tiefe. Die Zahl der Umdrehungen der Spitze, ein Maass 

 für die Dauer der Abnutzung, variirt mit dem Widerstände des 

 Minerals gegen Abnutzung des Diamanten ; dies ist die gemessene 

 Eigenschaft. Die Theile des Instrumentes bestehen aus dem mit 

 dem Mikroskop zu verbindenden Gestell, dem rotireuden Diamanten 

 an einem Träger und Vorrichtungen zum gleichförmigen Drehen, 

 zum Ablesen des Betrages der Drehungen, zum Hemmen und Lösen 

 und zum Ablesen der Tiefe. Das Instrument gestattet eine Messung 

 mit Hülfe einer der vier Variabein, Geschwindigkeit, Gewicht, Tiefe 

 oder Dauer. Letztere hat sich als die praktischste erwiesen, weil 

 sie die höchsten Werthe liefert und daher die genaueste Abstufung 

 gestattet. Wer sich für die Construction weiter interessirt, sei auf 

 die Abhandlung verwiesen. Zur Probe wurde die Härte der Mine- 

 ralien der MoHs'schen Härtescala bestimmt und, die Härte von 

 Korund gleich 1000 gesetzt, folgende Werthe gefunden: Topas 152, 

 Quarz 40, Orthoklas 25, Apatit 1-2:!, Flussspath 0'75 , Kalkspath 

 0*26, Gyps ()•(» I. R. Brauns. 



Wulff , L. , U e b e r die Verwendung doppeltbrechender 

 Kry stallsubstanz (Zeitschr. f. Instrumentenk. 1897, 

 p. 292 — 298). 



Es werden zunächst Vorsichtsmaassregeln angegeben für die 

 Verarbeitung und Untersuchung der Krystalle solcher Substanzen, 

 die, wie Natronsalpeter , vor jeder Feuchtigkeit zu bewahren sind. 

 Der Arbeitsraum muss mit künstlicher Trocknung versehen sein und 

 die Athmungsfeuchtigkeit des Arbeiters muss fern gehalten werden : 

 die Temperatur des Materials soll nie tiefer als die des Zimmers 

 sein und alle Verpackungs- und sonstige Gegenstände, mit denen 

 die Krystalle in Berührung kommen, müssen getrocknet sein. 



Es wird dann ein Gesichtswinkelmesser aus doppeltbrechender 

 Krystallsubstanz und ein Plattenmikrometer beschrieben. Das Princip 

 des letzteren beruht darauf, dass bei senkrechter Durchsicht durch 

 eine parallelflächige doppeltbrechende Platte zwei Bilder eines Gegen- 

 standes gesehen werden, die um eine bestimmte, von der Dicke der 

 Platt«' und der Stärke der Doppelbrechung abhängige Grösse gegen 



