2 Behrens: Ein neuer mikroskopischer Heiztisch, XII, 1, 



zugänglich sein als ohne Anwendimg der Heizvorriclitung. Es mnss 

 also auf dem Mikroskoptisclie selbst liegen, um die unbehinderte Be- 

 nutzung des Beleuchtuugsapparates zu gestatten, es muss verschieb- 

 bar sein, um es ganz zu durchmustern, es muss festgelegt werden 

 können, um eine bestimmte Stelle desselben andauernd zu beob- 

 achten, es muss mit Trockensystemen, Wasser- oder Oelimmersionen 

 untersucht werden können, und die verschiedenen Objective müssen 

 ebenso leicht zu wechseln sein als sonst. Man muss ferner das Prä- 

 parat in feuchter Kammer oder in hängendem Tropfen beobachten 

 können. Endlich muss der Heiztisch eine einfache Form hal)en, er 

 muss unzerbrechlich sein, er muss sich leicht und ganz unverrückbar 

 auf dem Mikroskoptische befestigen, und er muss sich im Augen- 

 blick abheben lassen; er muss überdies gestatten, schnell von 

 einer Temperatur zu einer höheren übergehen zu können. 



Allen diesen unerlässlichen Anforderungen genügten die wenigen 

 vorhandenen Constructionen nicht , und schon hieraus ergiebt sich, 

 dass ihre Anwendbarkeit eine sehr geringe und sicli auf wenige 

 Fälle beschränkende sein musste. Bei meinem Apparate hingegen 

 werden alle gestellten Forderungen erfüllt, und ich glaube daher in 

 der Annahme nicht fehl zu gehen, dass er sich für alle in Frage 

 kommenden Beobachtungen eignet. Er setzt nur ein längeres Ob- 

 jectträgerformat voraus, als es für gewöhnliche Fälle gebräuchlich 

 ist ; da aber mit einem Heiztische nur frische Präparate, nie Dauer- 

 präparate zur Beobachtimg gelangen, so ist das Format des benutz- 

 ten Objectträgers ja vollkommen gleichgiltig. 



Der neue Heiztisch (Figur 1), bei Avelchem als Heizmaterial er- 

 wärmtes Wasser verwandt wird, stellt sich äusserlich als ein nie- 

 driger , durchweg vernickelter , mit matter schwarzer Deckelplatte 

 versehener Metallkasten Ä dar, der hinten durch zwei kurbeiför- 

 mige Klemmen k fest auf dem Mikroskoptisch angeschraubt werden 

 kann. Oben hat er ein mittleres Loch, durch welches das am 

 Tubus befindliche Objectivsystem hiudurchtritt, seitlich von diesem 

 Loche bemerkt mau ein durch Glasplatte hermetisch abgeschlossenes, 

 spaltförmiges Fenster, durch welches man ein im Innern des Kastens 

 gelegenes Thermometer t ablesen kann, bei c ein kleines, durch 

 Messingpfropf verschliessbares Einfüllloch und bei b eine zweite ab- 

 scbraubbare Metallknppe, von welcher später die Rede sein wird. 



Die Bodenplatte hat unten einen durchgehenden, mittleren, ge- 

 nügend breiten Ausschnitt ; sie liegt also nur vorn und hinten dem 

 Mikroskoptische a;|.if und bildet mit der mittleren Fläche dieses einen 



