XII, 1. 



Behrens: Ein neuer mikroskopischer Heiztisch. 



niedrigen Hohlraum, in welchen das zu beobachtende Präparat seit- 

 lich eingeschoben und gewünschten Falles durch zwei 7- förmige 

 Federklammern , die in einen Zapfen der Knrbelklemme eingesetzt 

 werden können, festgelegt wird. An der linken Seitenfläche befindet 

 sich vorn das mit Hahn h versehene Einflussrohr a, gegenüber au 

 der rechten Seiteufläche das Ansflussrohr d. Beide Rohre sind nach 

 innen zu beweglich und können durch die Klemmschrauben s und s' 





1. 



festgestellt werden. Das Ausflussrohr besitzt ausserdem eine Ein- 

 steilvorrichtung i mit einer Theilung, ähnlich der Corrections- 

 vorrichtung an Objectivsystemen. 



Bevor das der automatischen Selbstreguliruug des Apparates zu 

 Grunde liegende Princip auseinander gesetzt wird, mag angegeben 

 werden, auf welche einfache Weise der Apparat auf eine gewünschte 

 Temperatur eingestellt wird (Figur 2). Man verbindet das Was- 

 serreservoir B^ welches oben den Einfülltrichter D und das Thermo- 

 meter T trägt, durch das Winkelrohr E und den Gummischlauch F 



1* 



