XII, 1. Behrens: Ein neuer mikroskopischer Heiztisch. 5 



auf verschraubt man c wieder und erwärmt das Wasser in B durch 

 die Heizquelle H auf 60 bis 70*^. Man öffnet nun den Hahn h 

 etwas, so dass das Wasser aus dem Abflussrohr nur herauströpfelt, 

 um den Apparat a 1 1 m ä h 1 i c h zu erwärmen. Zu plötzliche Erwär- 

 mung könnte das Thermometer gefährden. Das Quecksilber dieses 

 steigt nach und nach ; man lässt es etwa 2 ^ hiUier steigen als die 

 gewünschte Temperaturhöhe, also z. B. bei 40'^ bis ungefähr auf 

 42*^. Ist diese Höhe erreicht, so öttnet man den Halm h ganz, 

 schiebt aber gleichzeitig das Röhrchen d so weit nach innen 

 vor , dass das austretende Wasser wieder nur tröpfelt. Man stellt 

 darauf die Klemmschraube s fest und überlässt den Apparat kurze 

 Zeit sich selbst. Das Thermometer wird etwas fallen. Sinkt es in 

 unserem Falle imter 40*^ herab, so dreht man nun die Einstellvor- 

 richtung i um ein Zahlenintervall vor. _ Ergiebt darauf hin das 

 Thermometer ein Steigen über 40*^, so dreht man i um ein halbes 

 Zahlenintervall zurück, dann, wenn noch nöthig, um ein viertel. 

 Zwischen jeder Drehung muss man natürlich eine Zeitlang warten, 

 bis sich der ganze Apparat gleichmässig durchwärmt hat. Dann 

 wird derselbe die gewählte Temperatur innehalten, wenn die äusse- 

 ren Einflüsse nicht gar zu ungünstig sind. Die folgende Tabelle z. B. 

 enthält die Ablesungen von 5 zu 5 Minuten an dem Thermometer 

 des Apparates (J.) und gleichzeitig die eines an die Stelle des Prä- 

 parates gebrachten Thermometers (P). Die Zimmertemperatur be- 

 trug 18". Apparat und Mikroskop standen ganz frei, waren also 

 unbedeckt : 



Grösster Ausschlag 0-3 C. 0'2o C. 



