Xn, 1. Behrens: Ein neuer mikroskopischer Heiztisch. 7 



derte Räume theilt. Der durch den Kolben /." luftdicht verschlossene 

 Cylinder g ist im Innern mit L u f t gefüllt. Wird diese eingeschlos- 

 sene Luft erAvärmt, so dehnt sie sich aus und treibt dementsprechend 

 den beweglichen Kolben im Stiefel vor. Erkaltet die Luft in g^ so 

 verringert sich ihr Volumen, und der Kolben /.■ wird entsprechend 

 zurückgezogen. Wenn der Kolben sich um eine gewisse Grösse vor- 

 geschoben] hat, so berührt seine Platte j9 das Ende des Ausflussrohres 

 d und verschliesst dieses. 



Nehmen wir an , der festverschlossene Tisch sei mit Wasser 

 einer gewissen Temperatur ganz angefüllt , und Wasser 'derselben 

 Temperatur fliesse durch a ein. Der Kolben k soll augenblicklich 

 die in der Figur gezeichnete Stellung haben. Das durch a einströ- 

 mende Wasser wird den Apparat durchfliesseu und bei d wieder 

 ausströmen. Tritt hingegen bei a wärmeres Wasser in den Apparat 

 ein, so erwärmt dieses die Hülse Z, somit auch die Luft in g^ diese 

 dehnt sich aus, schiebt den Kolben Ic vor, und die Platte p ver- 

 schliesst die Ausflussöftuung. Es kann jetzt kein Wasser mehr ab- 

 fliessen, in Folge dessen auch kein erwärmtes eintreten. Der Ap- 

 parat kühlt sich nun durch Ausstrahlung allmählich ab, damit ver- 

 ringert sich das Luftvolumen in (/, der Kolben wird zurückgezogen, 

 d geötfnet, es fliesst wieder Wasser ab und entsprechend durch a 

 erwärmtes zu, der Kolben schliesst d wieder u. s. f. That säch- 

 lich findet nun kein vollkommenes Schliessen von d 

 statt, sondern die Kolben platte p nähert sich d nur 

 so weit, d a s s ein schwacher, c n t i n u i r 1 i cjh er, der 

 W^ ä r m e s t r a h 1 u n g des Apparates e n t s p r e c h e n d e r W a s - 

 s er Strom den Kasten dur chf lie sst. Das Wasser tröpfelt 

 also aus d fortwährend heraus, und dieses Tröpfeln verschuellert oder 

 verlangsamt sich nur zeitweilig je nach eintretenden Unregelmässig- 

 keiten in der Wärmestrahlung.^ 



Der Cylinder g mit seiner Kolbenvorriclitung kann angesehen 

 werden als ein Luftthermometer. Jeder Temperaturgrad hat 

 eine entsprechende Kolbenstellung. Die Dimensionen der Vorrichtung 

 sind so calculirt, dass bei der Temperaturerhöhung von -f- 20*^ C. 

 bis auf -\- 60" C. (die höchste, welche die Objectivsysteme ohne 

 Schaden vertragen) sich der Kolben um 25 mm vorschiebt. Bei 



1) Zieht man aber das bewegliche Einflussrohr a so weit hervor, dass 

 es nicht mehr ins Innere von / hineinreicht, so tritt dagegen ein intermit- 

 tirender Wasserabfluss und zeitweiliger Verschluss von d ein. Diese Stel- 

 lung des Röhrchens a ist also zu vermeiden. 



