8 



Behrens: Ein neuer mikroskopischer Heiztisch. 



XII, 1. 



jeder Temperaturerhöhung um 1^ schiebt sich also — ceteris pari- 

 bus — der Kolben um ca. OMi mm vor. Um alle Temperaturen 

 zwischen 20 und Q()^ hervorbringen zu köimen, muss daher das 

 Ansflussrohr d um mindestens 25 mm verschiebbar sein, und eine 

 Verschiebung d^s Röhrchens um 0*6 mm hat eine Erhöhung oder 

 Verminderung der Temperatur von 1** znr Folge. Für eine sehr 

 genaue „Einstellung" einer gewünschten Temperatur sind aber viel 

 geringere Verschiebungen des Röhrebens nöthig. Es ist deslialb 

 äusserlich au dem Apparat eine E i n s t e 1 1 v o r r i c h t u n g für das 



Röhrchen d angebracht , 



an deren Theilnng Verschiebungen von 





^ili|hhiiliiyii™ii][iii;i^^ 



U!iiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiüiiiiiiii;;iiiii;i.'ii;iiii:ii;:'ai' :iiii!iniii::;i!i: i;' mm iniiriiM:!:i~!::'": < iisain .'in,; iiitiiiiiiii»::iii!' '" tt:ii|iI'ii!i1i''. 



I I 



o o o 



A 



Ü'025 mm direct abgelesen, und solche von O'Olo noch mit grösster 

 Sicherheit ausgeführt werden können. Diese Einsteilvorrichtung ist 

 in Figur 4 abgebildet. 



Das Ausflussrohr ist fZ; löst man die Klemmschraube s\ so 

 ist d in der Kastenwand Ä gegen die Kolbenplatte ^j (Figur 3) hin 

 frei beweglicli. Es gleitet in dem der Kastenwand eingeschraubten 

 Metallstück r. Dieses trägt äusserlich ein Schraubengewinde von 

 0*5 mm Ganghöhe , in welches die getheilte Metalltrommel / mit 

 entsprechender Mutter eingreift. Der vorstehende Ring f umfasst 

 einen entsprechenden des Metallstückes y, an welchem sich, durch 

 die aufgeschraubte Backe fi tretend, die Klemmschraube s' fiir das 

 Rohr d flndet. iv ist eine Spiralfeder zwischen /• und «', Avelche v 

 vordrückt, wenn man die Trommel / vordreht. Das Stück r ver- 

 längert sich in das Röhrchen y, v in das auf y gleitende Röhr- 



