Xn, 1. Behrens: Ein neuer mikroskopischer Heiztisch. y 



eben X] x liat oben einen kiirzen Schlitz, in welchem sich ein ent- 

 sprechendes, in // befestigtes Schräubchen z befindet. Löst man die 

 Klemmschraube .s', so ist das Rohr d frei beweglich, zieht man sie 

 an, so wird d fest mit v verbunden. Dreht man nun die Trommel 

 i nach A zu, so bewegt man damit r und (/ in dieser Richtung 

 um ein Geringes vor, dreht man die Trommel in entgegengesetzter 

 Richtung, so wirkt die Spiralfeder ic gegen f, und v schiebt sich in 

 entgegengesetzter Richtung nach aussen. Die Trommel i ist in 

 10 Theile getheilt, welche beziffert sind, und in halbe Theile ohne 

 Ziffern. Auf /■ ist ein Index angebracht. Da die Schraubenhöhe 

 0*5 mm beträgt, so lassen sich Verstellungen des Röhrchens d um 

 0"025 mm direct ablesen. Mau kann also den Zwischenraum 

 zwischen d und p (Figur 3) um sehr geringe Grössen verändern. 



Wir hatten oben angenommen, dass jedem Temperaturgrade ein 

 gewisses Luftvolumen in g^ also auch eine gewisse Stellung des 

 Kolbens und der Platte p entspreche. Wäre dieses der Fall, so 

 brauchte man die Röhre d nur entsprechend zu calibriren, um sie 

 dann ohne Weiteres für jede gewünschte Temperatur verschieben zu 

 können. Nach dem allbekannten MARioxTE'schen Gesetze verhalten 

 sich aber die Volumina einer Gasmenge umgekehrt proportional den 

 auf ihr lastenden Drucken. Hieraus folgt, dass die Stellung des 

 Kolbens ausser 1) von der Temperatur, 2) von dem jeweiligen Ba- 

 rometerstande und 3) von der Niveauhöhe des speisenden Wasser- 

 reservoirs abhängig ist. Je höher der auf dem Apparat lastende 

 Druck, desto höher ist bei gleicher Stellung des Röhrchens d die 

 von ihm angegeljene Temperatur. 



Lei einer gewissen Niveauhöhe des Wasserreservoirs wurde der 

 Apparat annähernd auf 40^^ eingestellt und ergab bald eine constante 

 Temperatur von 40*2'^. Nunmehr Avurde das Niveau um 85 mm 

 (= 6'27 mm Quecksilberdruck) erhöht. Lmerhalb 10 Minuten steigt 

 die Temperatur im Apparat auf 41*5^, also um 1'3''. Plötzlich 

 wird das Niveau wieder um den gleichen Betrag erniedrigt; die 

 Temperatur sinkt in 10 Minuten auf 39-8*^ und steigt in einer wei- 

 teren Viertelstunde wieder auf 40'2^. Der Zunahme von 1 mm 

 Quecksilberdruck entspricht also annähernd eine Tenii»eraturzunahme 

 von 0*2" im Apparat. Der Apparat ergiebt also bei derselben Ein- 

 stelhmg an zwei verschiedenen Tagen nur dann dieselbe Tempe- 

 raturhöhe (s. oben p. 6), wenn der Barometerstand annähernd der- 

 selbe ist, und umgekehrt kann man von einer solchen Temperatur- 

 gleichheit auf nahezu gleiche Barometerstände schliessen. 



