10 Behrens: Ein neuer mikroskopischer Heiztisch. XII, 1. 



Der obige Versuch lehrt aber auch, dass nur iu dem Falle der 

 Apparat sehr genaue Temperaturcoustanz angiebt, Avenn das Niveau 

 des speisenden Wasserreservoirs annähernd constant bleibt. Jeder 

 Erniedrigung desselben um 1 cm folgt eine Temperaturerniedrigung 

 des Apparates um 0"15*'. Für genaue Temperaturen muss man 

 dasselbe daher annähernd constant erhalten, entweder indem man 

 eine Marke anbringt und bisweilen Wasser nachgiesst — das ist 

 das Einfachste; oder indem man eine Vorrichtung anwendet, die 

 selbstthätig das Niveau constant erhält, wie sie in jedem Labora- 

 torium vorhanden ist-^ — das ist das Bequemste. 



Aber noch von einer anderen, allerdings rein äusserlichen und 

 leicht zu vermeidenden Zufälligkeit kann der auf dem Heiztische 

 lastende Druck verändert werden. Eine von 5 zu 5 Minuten vor- 

 genommene Ablesungsreihe ergab folgende Werthe : 



39-60, 39.40^ 39-60^ 39.50^ 39.40^ 39-20^ 39.90^ 

 39-0O, 38-90, II 39.40^ 39.40^ 39.(50^ 39.50^ 



Von 39*6*' sank das Thermometer allmählich auf 38-9^, also um O'T'^; 

 es wurde zunächst vermuthet, dass der Kolben, welcher neu einge- 

 setzt war, einen Fehler hätte, denn der Ausschlag war nach den 

 gemachten Erfahrungen zu gross. Allein bei näherer Betrachtung 

 der Vorrichtung zeigte sich, dass sich m dem winklig gebogeneu 

 Heberrohr E aus Glas, welches das Wasser dem Tische zuleitete, iu 

 einem der Knicke eine grössere Luftblase festgesetzt hatte. Die 

 Luftblase wurde (bei || der Beobachtungsreihe) entfernt, und der 

 Erfolg war, dass die Temperatur des Apparates binnen kurzem "bieder 

 auf die normale Höhe anstieg. Die Luftblase, gegen welche das 

 60 bis 70^ warme Zuleitungswasser strömte, wirkte also, wie die 

 Beobachtung zeigt, und wie auch eine einfache physikalische Ueber- 

 legung ergiebt — Druck -vermindernd, Temperatur -erniedrigend. 



Bislaug haben wir nur von der Temperatur des Heiztisches ge- 

 sprochen. Unser Präparat, welches wir auf eine gewisse Tempera- 

 tur bringen wollen, liegt aber gar nicht im Heiztische, sondern dar- 

 unter, und daher wird es eine andere Temperatur haben als der 

 Tisch selbst. Um diese Differeuz zu bestimmen, wurde ein Object- 

 träger mit concavem AusschliflP an Stelle des Präparates gelegt, der 

 Ausschliff mit Oliveuöl gefüllt und hier hinein das Ende des Queck- 

 silbergefässes eines empfindlichen Thermometers , welches in ^J^q 



^) Zu anderem Zwecke ist auch in dieser Zeitschrift (Bd. II, 1885, 

 p. 229) eine solche Vorrichtung beschrieben und abgebildet. 



