XII, 1. 



Behrens: Ein neuer mikroskopischer Heiztisch. 



11 



Grade getlieilt war, getaucht. Dieses Thermometer war ausserdem 

 von einem Glascyliuder umgeben. Aus einer längeren Reihe von 

 Ablesungen am Thermometer des Präparates (P) und dem des Appa- 

 rates (A) ergaben sich folgende Mittelwerthe ^ : 



Daraus berechnen sich nachstehende Annälierungswe rthe, 

 die aber für die Praxis völlig genügen: 



Zeigt also z. B. das Thermometer des Heiztisches die Tempe- 

 ratur von 46-5" au, so wird das Präparat 43-8^ warm sein; will 

 ich ein Präparat bei Bluttemperatur (37 ") untersuchen, so muss ich 

 den Tisch auf 39-2*^ anheizen u. s. w. 



Es ist wahrscheinlich, dass diese Werthe für die verschiedenen 

 Exemplare des Apparates und je nach der Grösse des Mikro- 

 skop e s , auf dem man ihn benutzt , um ein Geringes schwanken 

 werden. Man wird daher gut thun, diese Werthe für den Apparat 

 zu bestimmen, ehe man ihn in Benutzung nimmt. Auch ist nach 

 längerer Zeit eine Controle empfehlenswerth, aus dem Grunde, weil 

 das Thermometer des Apparates, wie jedes andere Thermometer, 

 sich mit der Zeit etwas verändern wird. 



Es mag im ersten Augenblick überraschend erscheinen, dass 



^] Diese Werthe sind für den Apparat ermittelt, bei dem das Queck- 

 silbergefäss des Thermometers am Boden des Kastens gelegen ist. 



