12 Behrens: Ein neuer mikroskopischer Heiztisch. XII, 1. 



der Apparat die Temperaturen so constant innehält, trotzdem er 

 aus gut leitendem Metall besteht und trotzdem er eine so grosse 

 'Oberfläche besitzt. Allein diese Thatsache erklärt sich wohl am 

 einfachsten dadurch, dass im Innern des Kastens nahe seiner Ober- 

 fläche das durch a zuströmende wärmere, also leichtere Wasser 

 eine obere wärmere Schicht bildet, die gleichsam isolirend für die 

 darunter liegenden kälteren wirkt, und in der muthmasslich stärkere 

 Temperaturschwankungen stattfinden als in den unteren. Es wurden 

 diese wahrscheinlichen Schwankungen zwar nicht näher untersucht, 

 weil dazu eine eigene, nicht ganz billig herzustellende Vorrichtung 

 nöthig gewesen wäre. Dass aber die obere Wasserschicht tliat- 

 sächlich wärmer ist als die darunter liegenden, geht aus Folgendem 

 hervor : 



Taucht die Thermometerkugel des Apparates bis auf den Boden 

 des Kastens, so beträgt die Differenz A — P (s. o.) bei 40*^ = 2*4^; 

 liegt die Thermometerkugel dagegen in der oberen Wasserschicht 

 nahe dem Deckel, so ist unter gleichen Verhältnissen A — P = o"2'^; 

 woraus also folgen würde, dass die oberen Wasserschichten etwa 

 0*8 "^ wärmer sind als die unteren. Hieraus geht auch hervor, dass 

 das Quecksilbergefäss des Apparates nicht unter dem Deckel ge- 

 legen sein darf. 



Was den Wasserverbrauch des Apparates anbelangt, so ist der- 

 selbe natürlich abhängig von der Temperatur des Inneren und der 

 Temperatur der umgebenden Luft, also der Menge der ausgestrahlten 

 Wärme. Um den Wasserverbrauch möglichst geringe zu machen, 

 thut man gut, den Heiztisch mit einem Isolator zu umgeben. Zu 

 diesem Beliufe wird ein leichter, gefütterter Metallkasten beigegeben, 

 welchen mau nur über den Apparat zu stülpen braucht , um die 

 Wärmestrahlung zu vermindern. — 



Wenn man den Apparat ausser Thätigkeit gesetzt hat , was 

 natürlich durch Schliessen des Hahnes geschieht, so lässt man ihn 

 zunächst erkalten, entfernt die Gummischläuche von a und d (Figur 

 1, 2) und giesst das Wasser aus dem Kasten heraus. Um mm das 

 Kasteninnere schnell trocknen zu können, ist die ganze Einstell- 

 vorrichtung i (Figur 1) abschraubbar. Man entfernt dieselbe und 

 schraubt an ihre Stelle den Messingpfropfen P (links in der Figur) 

 so weit als möglich nach innen vor. Die Endfläche von P schliesst 

 alsdann die Oettnung des Kolbenstiefels ni (Figur 3) hermetisch ab, 

 und man kann nun durch c etwas absoluten Alkohol in den Kasten 

 giessen, um die letzten Spuren des Wassers dadurch zu entfernen. 



