XII, 1. Behrens: Ein neuer mikroskopischer Heiztisch. 13 



Nach Fortschütten des Alkohols schwenkt mau noch mit etwas Aether 

 aus, lässt auch diesen auslaufen und sehraubt den Pfropfen P wie- 

 der ab. Der Apparat wird dann nach kurzer Zeit völlig trocken 

 werden. 



Das Verschliessen des Kolbenstiefels m durch den Metallpfropf P 

 ist deshalb nöthig, weil der Kolben /»• eingeölt ist. Die angestell- 

 ten, zahlreichen Versuche haben nämUch ergeben, dass ein luftdichter 

 Verschluss ohne Oelung des Kolbens sich nicht erreichen lässt, da 

 ja der Apparat beim Nichtgebrauch sich häufig unter negativem 

 Druck befindet. Dieses Gel Avürde ohne den Verschluss durch den 

 Alkohol und Aether allmählich entfernt werden. Zur Oelung des 

 Kolbens ist bestes sogenanntes Chronometeröl gewählt. Voraussicht- 

 lich wird von Zeit zu Zeit diese Oelung wiederholt werden müssen. 

 In welchen Zeiträumen dies zu geschehen hat, lässt sich augenblick- 

 lich nicht angeben ; zwar hat Verfasser den Apparat seit mehr als 

 zAvei Jahren im Gebrauch, doch erforderten die Versuche ein häu- 

 figes Herausnehmen des Kolbens. 



Es ist eine sehr einfache Arbeit, den Kolben von neuem ein- 

 zuölen. Zu diesem Zwecke befindet sich an dem Luftcylinder g 

 (Figur 3) ein durch eine Schraube s verschlossener Hals /^, welcher 

 äusserlich am Kasten sichtbar wird, wenn man die Kappe Z> (Figur 1, 3) 

 abschraubt. Man lüftet zunächst die Schraube ^<;, schraubt alsdann 

 die Einsteilvorrichtung i ab und kann nun durch diese Oetfnung den 

 Kolben hervorholen, indem man die Kolbenstange mit einer starken 

 Pinzette tasst. Man reinigt sodann durch die Oertnung von i das 

 Innere des Stiefels m mittels eines an ein passendes Holzstäbchen 

 gewickelten, mit Benzin befeuchteten Leinwandläppchens, desgleichen 

 den herausgenommenen Kolben, giebt auf den Kolben einige Tropfen 

 des bei jedem Uhrmacher erhältlichen Chronometeröles und schiebt 

 den Kolben durch / in )ii hinein, und zwar so weit nach hin- 

 ten als möglich. Alsdann wird die Schraube s auf h wieder 

 festgeschraubt und schliesslich der Deckel h. Dieser Verschluss 

 von h durch s kann bei gewöhnlicher Zinnnertemperatur geschehen, 

 wenn man mit dem Heiztische keine höheren Temperaturen als etwa 

 50^ erzielen will. Soll aber der Tisch bis auf 60*^ erwärmt werden 

 (wie gesagt der höchsten, welche die Objectivsysteme ohne Schaden 

 ertragen), so muss der Verschluss von h durch s bei einer Tempe- 

 ratur von -|- lO*' C. geschehen. Sehr einfach erreicht man diese 

 Temperatur dadurch, dass man in den zu justireuden Apparat e t w a s 

 Eiswasser hineingiesst und abwartet, bis ein durch die Oetfnung c 



