14 Behrens: Ein neuer mikroskopischer Heiztisch. XII, 1. 



in eleu Kasten gestelltes kleines Thermometer 10 ^^ C. zeigt. Mau 

 muss hierbei nur darauf achten, dass der Kolben stets so weit als 

 möglich nach hinten geschoben ist.-^ Nach der Meinung eines er- 

 fahrenen Uhrmachers dürfte eine Neueinölung des Kolbens, gutes 

 Oel vorausgesetzt, nur alle paar Jahre nöthig sein. 



Bereits im Anfange wurde erwälmt, dass die bei dem Heiz- 

 tisch verwandten Objectträger länger sein müssen als die gewöhn- 

 lichen Grössen. Für das vorliegende Exemplar ist eine Grösse von 

 120 X 26 mm die geeignetste. Auf diese Objectträger kaun man 

 das Präparat in gewöhnlicher Weise bringen , oder man klebt auf 

 dieselben die bekannten Glaszellen oder niedrige Glasringe, um im 

 hängenden Tropfen zu beobachten. Noch geeigneter sind zu diesem 

 Zwecke Objectträger mit rundem Loche, welches auf der Unterseite 

 vermittels Canadabalsams durch ein Deckgläschen verklebt ist; ein 

 zweites Deckgläschen, mit dem hängenden Tropfen beschickt, legt 

 man auf die eventuell mit Vaseline bestrichenen Ränder der Ober- 

 seite des Loches. Sehr empfehlenswerth für Beobachtungen mit dem 

 Heiztisch ist die kleine Vorrichtung, welche Schaudiun unter dem 

 Namen Mikroaquarium kürzlich in dieser Zeitschrift" beschrieben 

 hat, und welche sich in der a. a. 0. abgebildeten Form ohne Wei- 

 teres unter dem Heiztische verwenden lässt. Sollen jedoch Vorrich- 

 tungen benutzt werden, etwa solche mit durchzuleitendem Wasser- 

 strom, die höher sind als die hier in Aussicht genommenen, so ist 

 es gewünschten Falles sehr leicht, die Höhe des Beobachtungsraumes 

 durch entsprechende Verdickung der Bodenplatte des Metallkastens 

 zu vergrössern. 



Man kann, wie p. 2 gesagt wurde , mit Trockensystemen , mit 

 Wasser- und mit Oelimmersioneu bei Anwendimg des Heiztisches 

 arbeiten. Dass sich auch Wasserimmersionen verwenden lassen, mag 

 auf den ersten Blick unwahrscheinlich sein, allein die Versuche haben 

 gezeigt, dass sich auch bei den höheren Temperaturen des Tisches 

 der Immersionstropfen eine für die Beobachtung geuügend lange 

 Zeit hält. 



1) Die Dimensionen des Tisches sind solche, dass, wenn er bei -(-10^ C. 

 justirt wird, eine stärkere Erwärmung als auf einige 60° überhaupt un- 

 möglich ist. Diese Grenze wurde deshalb gesetzt , damit selbst bei einer 

 Unachtsamkeit in der Behandlung des Apparates die Objectivsysteme nicht 

 verderben können. 



-) Schaudiun, F., Ein Mikroaquarium, welches auch zur Paraffin- 

 einbettung für kleine Objecte benutzt werden kann (Diese Zeitschr. Bd. XI, 

 1894, p. 326). 



