16 vanDelden: Hülfsapparat zur Einstellung mit Immersionen. XII, 1. 



Um den äusseren Tubus T.^ ist mittels drei Schrauben s^ s.-, und 

 S.J ein ^/.j bis 1 cm starker Ring befestigt, welcher oben gegen den 

 Rand der federnden Hülse anliegt, in der der innere Tubus ver- 

 schiebbar ist, und damit eine feste Lage enthält. Um für die Zahn- 

 stange B Platz zu schaffen , musste der Ring offen sein wie aus 

 Figur 1 ersichtlich. 



In dem einen, etwas breiter gehaltenen Ende ist eine Mikrometer- 

 schraube m angebracht mit getheiltem Kopfe und langem, vertical 

 gestellten Index I. Der Kopf trägt 20 Theilstriche und hat einen 

 Durchmesser von ca. 1 cm, die Ganghöhe der Schraube }}i beträgt 



^/o mm ; und die Anzahl 

 ihrer Umdrehungen sind an 

 dem in halbe Millimeter ge- 

 theilteu Index direct abzu- 

 lesen. 



Wenn man die Zehntel 

 der Theilungen am Kopfe 

 schätzt , kann man Diiferen- 

 zen bis auf 0'0025 mm mes- 

 sen. Die Mikrometerschraube 

 bewegt sich parallel mit der 

 Zahnstange B und drückt bei 

 Abwärtsbewegung auf die 

 nur durch die Mikrometer- 

 schraube des Stativs beweg- 

 bare Säule A] zweckmässig 

 1. auf eine darin angebrachte 



Stahlschraube. 

 Der Apparat wird folgeudermaassen angewendet : Man stellt auf 

 ein deutlich gefärbtes Präparat mit einem stärkeren Trockensystem 

 (z. B. Zeiss D bis F) ein, dreht die Schraube m^ bis dieselbe eben 

 die Säule berührt, und liest ihren Stand am Kopf und Index ab. 



Man vertauscht jetzt das Trockensystem mit dem Immersious- 

 system, bringt den Tropfen Oel (oder >Yasser) au, stellt die Tropfen- 

 spannung her und stellt möglichst scharf ein nur mittels des groben 

 Triebes. Es kann erforderlich sein, dass man, um diese Einstellung 

 zu ermöglichen, die Mikrometerschraube ni etwas zurückdrehen muss. 

 Hat man das Bild mögUchst scharf erhalten, so dreht man die 

 Schraube m^ bis sie wieder leicht die Säule A berührt. 



Man liest wiederum an Koi)f und Index genau ab und notirt 



