XII, 1. vanDelden: Hülfsapparat zixr Einstellung mit Immersionen. 17 



jetzt ein für allemal diese Differenz zwischen dem Stande der Mikro- 

 meterschraube VI bei Einstellung- mit dem Trockensystem und bei 

 Einstellung mit dem Immersionssystem (Differenz = D). 



Will man nunmehr irgend ein Präparat mit der Immersion be- 

 trachten, so stellt man zuerst wie gewöhnlich mit dem Trocken- 

 system ein, man dreht die Schraube 7n^ bis sie die Säule berührt, 



m 



> [gl 



R 



R 



3. 



hebt den Tubus und dreht nun m um einen Betrag gleich der ge- 

 fundenen Differenz D. Nachdem man darauf dann die Objective 

 gewechselt und die Tropfenspannung hergestellt hat, dreht man den 

 Tubus mittels des groben Triebes nach unten, bis die Mikrometer- 

 echraube m die Säule A berührt. 



Sieht man nun in den Tubus hinein , so wird man das Bild 

 erblicken , und zu dessen völlig scharfer Einstellung ist nur noch 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XII, 1. 2 



