24 Referate, XH, 1. 



Referate. 



1. Mikroskop und mikroskopische Apparate. 



Ligliton, W., A couvex illuminator (Amer. Montlily Microsc. 

 Journ. vol. XVI, 1895, p. 89—92). 

 Verf. stellt in ca. 60 cm Entfernung- von dem Mikroskop eine 

 an der planen Hinterfläche geschwärzte Planconvexliuse von ca. 10 cm 

 Durchmesser und ca. 15 cm Brennweite auf und lässt von der ge- 

 krümmten Fläche dieser Linse directes Sonnenlicht nach dem Spiegel 

 des Mikroskops hin reflectiren. Die so erzielte Beleuchtung soll spe- 

 ciell für die stärkeren und stärksten Vergrösserungen sehr zweck- 

 mässig sein. Ä. Zimmermann {Jena). 



Gifford, W. , Monochromatic violet (Journ. R. Microsc. Soc. 

 1895, p. 145—147). 



Verf. fand , dass das Spectrum einer Lösung- von Methylviolett 

 ein schmales Band im Roth und ein breites Band im Violett besitzt. 

 Bei dem Methylviolett breitet sich das letztere Band mehr nach dem 

 Blau hin aus und ist breiter, bei dem Gentianaviolett ist es dagegen 

 schmäler und reicht weniger weit ins Blau hinein. Durch Combi- 

 uation von Methylviolettlösung mit einem grünen Glase kann man 

 nun rein violettes Licht erhalten, dessen Maximum mit dem Em- 

 pliudlichkeitsmaximum der gewöhnlichen photographischen Platten zu- 

 sammenfällt. Es wäre also zu erwarten gewesen , dass man nach 

 Einstellung unter Anwendung- eines derartigen Lichtfilters auch bei 

 der Exposition ohne dieses Filter gute Aufnahmen würde erhalten 

 können. Dass Verf. aber dennoch in dieser Weise ungenügende 

 Bilder erhielt, wird von ihm auf die mangelhafte Correction, die die 

 benutzten Linsen für das violette Licht besitzen, zurückgeführt. 



Zum Schluss empfiehlt Verf. für grünes Licht ausser dem bereits 

 früher benutzten Malachitgrün eine Lösung von Methylgrün ; dieselbe 



