26 Referate. XII, 1. 



für die Heizvorrichtimg bestimmten Wagen auf Schienen qner unter 

 dem Thermostaten hin und her. Bei extremen Stellungen steht da- 

 durch die Heizvorrichtung nicht mehr unter dem Thermostaten. Durch 

 die bei abwechselnder Füllung der Eimerchen , welche dadurch zu 

 Stande kommt , dass der Wasserstrahl des Zulaufs abwechselnd in 

 die eine oder andere Abtheilung des Auffangegefässes abgelenkt wird, 

 erfolgt die Hin- und Herbewegung des Heizwagens und damit die 

 Wärmeregulirung. Als Heizvorrichtung dient entweder eine der Form 

 des Heizwagens angepasste Petroleumlampe, welche mindestens 10 

 Stunden brennen muss , oder gute Stearinkerzen. Lakdois fertigt 

 sich letztere selbst an und benutzt als Docht besonders präparirte 

 Stengel von Arundo Phragmites. Details wolle man im Original 

 nachlesen.^ Cxapleicski (Königsberg i. Pr.). 



2. Präparationsmethoden im allgemeinen. 



Nelson, E. M., On a simple method of measuring the 

 refractive indices of mounting and Immersion 

 media. (Journ. R. Microsc. Soc. 1894. p. 655 — 659.) 

 Die vom Verf. zur Bestimmung der Brechungsindices an- 

 gewandte Methode besteht im wesentlichen darin, dass er die zu 

 prüfende Substanz zwischen eine Linse und eine ebene Glasplatte 

 oder zwischen zwei Linsen bringt und dann feststellt, in Avelcher 

 Weise durch die so gebildete Flüssigkeits-Linse die Brennweite der 

 betreffenden Combination geändert wird. Sind die Krümmungs- 

 radien und die Brechungsindices der betreffenden Linsen bekannt, 

 so lässt sich aus der Brennweite der nach Einschaltung der Flüssig- 

 keitsschicht entstandeneu Combination natürlich der Brechungsindex 

 der betreffenden Flüssigkeit berechnen. Befindet sich dieselbe z. B. 

 zwischen einer ebenen Platte und der gekrümmten FLäche einer 

 Planconvexlinse mit dem Krümmungsradius 1 , so wirkt die Flüssig- 

 keit offenbar wie eine Planconcavlinse mit dem Radius 1. Be- 

 zeichnen wir nun die Brechungsindices und Brennweiten dieser bei- 

 den Linsen mit f^ und n^, resp. f^ und n.,, so ist: 



^) Der Apparat nebst Kerzenträgern und Giessform ist vom Mecha- 

 niker H. WiTTiCH-Greifswald zu beziehen. Letzterer ertheilt auch auf An- 

 fragen Auskunft. 



