434 Zimmermann: Neuer beweglicher Objecttisch von C. Reicliert. XII, 4. 



Differenzen in den Reibungsgrösseu fühlbar gemacht werden, wird 

 bei dem REicuERT'schen Apparate die eine Bewegung durch Ver- 

 schieben, die andere durch Drehen des betreffenden Griffes 

 erreicht. Wie die nebenstehende Figur 1 erkennen lässt, wird dies 

 dadurch ermöglicht, dass der Schlitten B, an dem das Präparat be- 

 festigt ist, an dem den Griff' Ä tragenden Arm C hingleitet, wenn 

 dieser Griff gedreht wird. Durch eine solche Drehung wird also 

 das Präparat in seitlicher Richtung verschoben. Die Bewegung von 

 vorn nach hinten wird dagegen dadurch erzielt, dass der Träger C 

 auf dem zur Befestigung an dem Objecttisch des Mikroskops dienen- 

 den Rahmen EE um die Achse D drehbar ist. Natürlich ist diese 



Bewegung, da sie ohne Zuhilfenahme einer Scliraube ausgeführt wer- 

 den niuss , nicht mit der gleichen Sicherheit innerhalb bestimmter 

 Grenzen auszuführen wie die seitliche Bewegung. Es gelingt aber 

 jedenfalls auch wenig Geübten relativ schnell, sich in dieser Be- 

 wegung die nöthige Sicherheit anzueignen. Immerhin dürfte es sich 

 empfehlen, bei Benutzung dieses Apparates das Absuchen grosser 

 Flächen in der Weise auszuführen, dass man bei demselben vor- 

 wiegend die seitliche Bewegung spielen lässt, dass man also z. B. 

 Serieuschnitte in der Weise anordnet, dass man beim Absuchen der 

 Reihen von consecutiven Schnitten die seitliche Bewegung und nur 

 beim Uebergang von der einen Reihe zur anderen die Bewegung 

 von vorn nach hinten benutzen muss. 



Weniger bedeutungsvoll scheint mir der Umstand, dass die Be- 

 wegung des Präparats streng genommen nicht geradlinig von vorn 



