442 Schief f er clecker: Nebenapparate zu Jung'schen Mikrotomen. XII, 4. 



lieber einige neue 

 Nebenapparate zu den Jung'schen Mikrotomen. 



Von 



P^:of. P. Schieflferdecker 



in Bonn. 



Hierzu vier Holzschnitte. 



Von R. Jung in Heidelberg sind mir einige Nebenapparate zu 

 seinen Mikrotomen zugegangen, welclie entweder neu sind oder Ver- 

 besserungen gegen früher zeigen. Ich komme daher dem Wunsche 

 von Herrn Jung gerne nach und will im folgenden eine kurze Be- 



schreibung derselben geben. 



I. Mikrometerschraube. 



Die neue Mikrometerschraube (Figur 1) besitzt eine Einsteil- 

 vorrichtung für die Schnittdicke und einen Ausschaltmechanismus 

 für die Schraube. Die letztere hat, wie frülier, eine Ganghöhe von 

 0*3 mm. Fest auf der Schraube sitzt das Zahnrad R mit 60 Zähnen, 

 nm dessen Achse sich der scheibenförmige Theil N mit dem beweg- 

 lich an ihm befestigten Sperrzahn Z durch den Hebel H drehen 

 lässt. Nur bei der Aufwärtsbewegung greift Z m R ein und dreht 

 in Folge dessen die Schraube mit herum. Die Grösse dieser Drehung 

 wird durch zwei Anschläge bestimmt, von denen der eine, welcher 

 unveränderlich ist, aus der vorderen Fläche der die beiden Pfeiler 

 verbindenden Platte besteht, gegen die ein an N befindlicher Stift 

 stösst, während der obere veränderliche durch den Stab A gebildet 

 wird. Dieser ist mit der Theilscheibe T fest verbunden. Die Thei- 

 lung auf T entspricht derjenigen des Zahnrades : 60 Theile auf den 

 Umfang, Da eine ganze Umdrehung eine Sclinittdicke von 15 /* 

 bedingt, so ergiebt die Drehung um einen Theilstrich weiter 15 : 60 

 =• 0'2ö IX. Jeder vierte Theilstrich, der also eine Verschiebung 

 um 1 /t angeben würde, ist mit einer Zahl bezeichnet. Um nun 



