Xn, 4. Schiefferdecker: Nebenapparate zu Jung'schen Mikrotomen. 443 



die Sclmittdicke zu bestimmen, schraubt man erst die kleine Schraube 

 K etwas heraus, fasst dann A dicht bei der Theilscheibe und dreht 

 diese, bis der Theilstrich, Avelcher die gewünschte Schnittdicke an- 

 giebt, mit dem Strich auf der ludexscheibe J zusammenfällt, und 

 schraubt dann K wieder hinein. Auf der Abbildung ist eine Schnitt- 

 dicke von 6 j.1 eingestellt. Die Bewegung der Schraube und damit 

 die Verschiebung des Schlittens wird nun so ausgeführt, dass man 

 den Hebel H leicht mit den Fingern fasst und ihn zwischen den 

 beiden Anschlägen auf- und abbewegt. Hierbei ist darauf zu achten, 

 dass die Ansehläge auch wirklich berührt werden. Aus dem Ge- 

 sagten ergiebt sich, dass man durch einmaliges oder mehrmaliges 



Bewegen des Hebels zwischen je zwei Schnitten eine Höhenverschie- 

 bung des Präparats um ein beliebiges Vielfaches von 0*25 fx ein- 

 stellen kann. Ist die Schraube schliesslich so weit vorgedreht, dass 

 der mit dem Zahnrad in Verbindung stehende dickere Theil fast 

 den linken Pfeiler L berührt, so drückt man den langen Hebel M 

 links nach oben gegen den Anschlag, zieht die Schraube nach rechts 

 zurück, ohne jedoch den rechten Pfeiler zu berühren, und legt den 

 Hebel wieder nach unten. Mir scheint die eben beschriebene Mikro- 

 meterschraube eine sehr sinnreiche und praktische C'onstruction zu 

 besitzen. Die P^instellung lässt sicli rasch, bequem und sicher aus- 

 führen, und ebenso ist die Möglichkeit, die weit vorgedrelite Schraube 

 auf eine so einfache Weise wieder in ihre Anfangsstellung zurück- 

 zubringen, sehr augenehm. 



